300 



Aug. Hoff mann: 



kardiogramm, mit einem zweiten die Tätigkeit eines Herzabschnittes 

 zeichnen. Indem man nunmehr die anderen Herzabschnitte mit dem 

 zuerst gezeichneten gleichzeitig der Reihe nach auf dem zuerst zur 

 Aufzeichnung des Elektrokardiogramms benutzten Saitengalvano- 

 meter schreiben lässt, kann man zeitvergleichende Studien machen. 

 Das Instrument Fig. 6 besteht aus dem Suspensionshebel C, welcher 

 ähnlich wie bei der direkten Schreibung an einem Halter H auf- 



Fig. 6. 



gehängt ist. Auf der einen Seite des Hebels greift der Suspensions- 

 faden E an, auf der anderen Seite stellt ein kleines Gewicht D die 

 richtige Belastung des Hebels ein. An dem Hebel hängt ein kleiner 

 Magnetstab B, welcher sich bei den Hebelbewegungen innerhalb 

 einer isolierten Drahtspule A bewegt. Die Enden der Spule werden 

 durch in den Polklemmen G befestigte Drähte mit dem Saiten- 

 galvanometer verbunden. Jede Bewegung des Magnetstabes hat 

 eine induzierende Wirkung auf die Drahtspule, deren Widerstand 

 1200 42 beträgt, wie bei dem zuerst beschriebenen Instrument. Die 

 entstehenden Ströme werden durch einen Zweigwiderstand dem 



