Zur Technik der Schreibung von Bewegungsvorgängen etc. 



301 



Galvanometer zugeführt. Durch den Zweigwiderstand reguliert man 

 die Ausschläge. Eine einfache Stöpselvorrichtung gestattet es, das 

 Galvanometer abwechselnd zur Schreibung von Elektrokardiogrammen, 

 Herztönen und Sphygmogrammen einzuschalten. 



Von ebenso grosser Wichtigkeit für zeitmessenden Untersuchungen 

 am Herzen, namentlich wenn sie auf das Elektrokardiogramm be- 

 zogen werden sollen, ist die Schreibung der Herztöne. Bei fast 

 allen bisher gebräuchlichen Methoden besteht der Nachteil, dass 

 sich mechanische Erschütterungen der Brustwand auf den Schreib- 

 apparat übertragen, von diesem Fehler ist weder die W e i s s ' sehe, 

 noch die Gerhartz' sehe Vorrichtung' frei. Auch die Aufnahme 



Fig. 6. 



vermittelst des Phonendoskops, mit seitlicher Öffnung im Zuleitungs- 

 schlauch, wie sie von Einthoven und in der Edelmann'schen 

 Apparatur vorgesehen ist, bietet keine Sicherheit dafür, dass mecha- 

 nische Erschütterungen auf die Aufnahmeinstrumente übertragen 

 werden. Die Aufnahme mit dem Frank 'sehen Spiegelsphygmo- 

 graphen bringt ebenfalls neben Tönen Erschütterungen der Brust- 

 wand zur Darstellung. Das empfindlichste Aufnahmeinstrument, 

 welche wir für derartige Aufnahmen besitzen, ist das Einthoven' sehe 

 Saitengalvanometer, und zwar das grosse Modell. Ich habe durch 

 Herrn Dr. Ruppert 1 ) bereits eine Reihe von Beobachtungen mit- 

 teilen lassen, die mit dem kleinen Model] geschrieben sind; erst 

 neuerdings bin ich zum grossen Modell für diese Zwecke über- 

 gegangen und habe recht befriedigende Erfolge erzielt. Die An- 



1) Verhandl. des Kongresses für innere Medizin. Wiesbaden 1911. 



