302 Aug. Hoffmann: 



Ordnung der Aufnahme ist folgende: Ein Glastrichter von massigem 

 Umfange wird vermittelst eines Gestänges, welches am Tisch be- 

 festigt ist, so angebracht, dass er etwa mit seinem Rande 2 cm weit 

 von der Brust des betreffenden Patienten entfernt bleibt. Durch 

 einen Schlauch ist der Trichter mit einem Resonator verbunden, 

 der aus zwei hohlen Halbkugeln aus Messing besteht, die an ihrer 

 grössten Öffnung aufeinand ergeschraubt sind, und zwar unter Ein- 

 schaltung eines 1 mm starken Diaphragmas aus Geigenholz, beide 

 Halbkugeln tragen in ihrem Zenit einen röhrenförmigen Ansatz, 

 der auf der einen Seite den vom Trichter kommenden Schlauch, 

 an der anderen Seite einen Schlauch , der zum Mikrophon führt, 

 aufnehmen. Der Sekundärstrom des zum Mikrophon gehörigen In- 

 duktionsapparates wird zunächst in einen Zweigwiderstand geleitet. 

 Vom Ende des Widerstands gehen zwei Drähte zum Galvanometer. 

 Sind alle Widerstände geschlossen, so ist der Strom kurz geschlossen 

 und es geht so gut wie kein Strom durch das Galvanometer. Man 

 kann durch Ausstöpseln verschiedener Widerstände nunmehr beliebig 

 grosse Anteile des Sekundärstromes in das Galvanometer hinein- 

 bringen. Das Mikrophon und der Aufnahmetrichter befinden sich in 

 einem absolut ruhigen, vom Galvanometer völlig getrennten Raum. 

 Nur der beschriebene Zweigwiderstand befindet sich beim Galvano- 

 meter. Die Leitung ist durch die Wand geführt. Bei dieser An- 

 ordnung ist eiu Übertragen mechanischer Erschütterungen durchaus 

 ausgeschlossen. Dadurch, dass der Aufnahmetrichter mehrere Zenti- 

 meter von der Brustwand entfernt ist, kann weder eine Erschütterung 

 unmittelbar übertragen werden , noch auch können Nebengeräusche 

 seitens des Aufnahmeinstrumentes die Kurve entstellen. Man kann, 

 indem man mit einem Fächer vor dem Aufnahmetrichter hin und 

 her fächert, wodurch doch lebhafte Luftbewegungen entstehen, keine 

 Ausschläge am Galvanometer erzielen. In noch einwandfreierer 

 Weise ist ein Abfangen jeglicher mechanischer Erschütterung auf 

 dem Wege zum Mikrophon dadurch garantiert, dass die eingeschaltete 

 Holzmembran keine Erschütterung durchlässt. Dieselbe kann auch 

 fehlen. Die beigegebenen Kurven (Fig. 7) zeigen derartige Aufnahmen 

 an , und zwar sind es Aufnahmen von reinen Herztönen, die in der 

 Figur dargestellt sind. Beide beschriebenen Methoden erlauben be- 

 stimmte zeitliche Beziehungen festzustellen zwischen Herzton und 

 Elektrokardiogramm und Herz- und Blutbewegung und Elektro- 

 kardiogramm. 



