Extrasystolen mit kompensatorischer Pause bei Kammerautomatie etc. 391 



pensation in der üblichen Weise, andererseits mit Einschaltung des 

 Kondensators. Indem wir dann nacheinander elf von den parallel 

 geschalteten Kondensatoren entfernten und immer die dazugehörigen 

 E. K. aufnahmen, standen uns schliesslich die mit Kompensation des 

 Ruhestromes gewonnene und die mit Kondensatoren von der Kapazität 

 24 — 2 Mikrofarad erhaltenen Kurven zum Vergleich zu Gebote. Es 

 zeigte sich dabei für die von uns gewählte Ableitung mit Neusilber- 

 elektroden (Anus- Ösophagus; folgendes: Innerhalb der Grenzen von 

 2 — 16 Mikrofarad ist die Entstellung der E.K.-Kurven um so be- 

 deutender, je geringer die Kapazität des Kondensators ist. Unter 

 wesentlicher Verkleinerung der Ausschläge werden alle Zacken des 

 E. K. immer stärker zweiphasisch , je mehr man mit der Kapazität 

 heruntergeht. Bei 2 — 6 Mikrofarad ist die Veränderung der Zacken 

 schon so bedeutend, dass die Eigentümlichkeiten der mit Kompensation 

 aufgenommenen Kurven nicht mehr zu erkennen sind. Bei Kapazi- 

 täten über 16 Mikrofarad (bis 24) ist jedoch in unseren Versuchen 

 keine erkennbare Veränderung desE.K. mehr aufgetreten. Da nach 

 Zwicke gewisse Beziehungen zwischen der hinreichenden Kapazität 

 des Kondensators und dem Widerstände im Galvanometerkreise be- 

 stehen, so wollen wir erwähnen, dass wir gegenwärtig eine Platinsaite 

 von 3300 ü. verwenden, und dass der Widerstand des Tierkörpers 

 mit den Elektroden ca. 160 Q beträgt. Obwohl für unsere Ein- 

 richtung eine Kapazität von 18 Mikrofarad eben ausreichend gewesen 

 wäre, sind wir doch bei der Anwendung von 24 Mikrofarad geblieben 

 und haben bei wiederholten Vergleichsaufnahmen immer gefunden, 

 dass die mit Kompensation und die mit Kondensator aufgenommenen 

 Kurven identisch waren. Wir verzichten deshalb , da wir ohnehin 

 eine grosse Reihe von Abbildungen bringen müssen, auf die Wieder- 

 gabe solcher Vergleichsaufnahmen. 



Die Einschaltang des Kondensators oder, wie ihn Crem er nennt, 

 „des automatischen Kompensators" bedeutet für die Aufnahme sowohl 

 des menschlichen E.K., als auch insbesondere für die Registrierung 

 des E.K. im Tierexperimente einen wesentlichen Vorteil. Vor allem 

 entfällt das fortwährend störende und zeitraubende Xachkompensieren 

 und das immer wieder von neuem notwendige Scharfeinstellen der 

 Saite. Diese bleibt, wenn die nach Öffnung des Nebenschlusses auf- 

 tretende jähe Schwankung vorüber ist, an derselben Stelle scharf 

 eingestellt. Werden gleichzeitig mit dem E.K. noch andere Kurven 

 auf demselben Streifen verzeichnet, so lässt sich mit Hilfe des Kon- 



