392 C. J. Rothberger und H. Winterberg: 



densators sehr leicht das die Lesbarkeit der Kurven beeinträchtigende 

 Dureheinanderschreiben derselben vermeiden. Ein weiterer wesent- 

 licher Vorteil besteht für die, welche sich der Edel mann' sehen 

 Kompensationseinrichtung bedienen, darin, dass durch die Aus- 

 schaltung dieses Apparates mit seinem gegen Erschütterungen, Staub- 

 einlagerung usw. sehr empfindlichen Gleitkontakte ein Moment weg- 

 fällt, welches häufig zum Auftreten von Saitenunruhe führt. 



I. Extrasystolen bei atrioventrikulärer Automatie. 



Auch die durch Acceleransreizung hervorgerufene atrioventriku- 

 läre Automatie tritt in den drei bekannten Formen derselben auf, 

 indem Vorhöfe und Kammern fast vollständig gleichzeitig oder in 

 einem ganz geringen höchstens 0,04" betragenden Intervall nach- 

 einander schlagen. Im letzten Falle gehen — und dies ist nach 

 Reizung des linken Accelerans sehr häufig zu beobachten — entweder 

 die Vorhöfe voran (meist negative P-Zacke im E. K.), oder es be- 

 ginnen, was seltener zu sehen ist, die Kammersystolen etwas vor 

 den Vorhofsystolen. 



Der Einfluss von E. S. auf die atrioventrikuläre Rhythmik ist 

 aber bei allen diesen Formen vollständig identisch, so dass wir auf 

 die Unterscheidung derselben weiter keine Rücksicht nehmen. 



A. Ventrikuläre Extrasystolen hei atrioventrikulärer Automatie. 



Wir haben uns darauf beschränkt, die Extrareize an zwei von- 

 einander möglichst weit entfernten Punkten zu applizieren und zwar 

 wählten wir stets in der linken Kammer die Herzspitze, in der 

 rechten Kammer den Konusteil derselben in unmittelbarer Nähe der 

 Suspensionsstelle. Aus der örtlichen Differenz zwischen der Suspen- 

 sions- und der Reizstelle ergeben sich im ersteren Falle kleine zeit- 

 liche Unterschiede bei der Ausmessung der Kurven, je nachdem man 

 die Messung am E. K. oder an den Suspensionskurven vornimmt. 

 Doch ist dieser Umstand für das Resultat unserer Versuche ohne 

 Belang. 



Die Zeitmarkierung erlaubt noch die Bestimmung von 0,01", 

 kleinere Werte sind auf diese Einheit abgerundet. Die Fehlergrenzen 

 bei der Ausmessung liegen demnach zwischen 0,01—0,02". 



In folgenden betrachten wir zunächst den 



