450 W. Eisenhardt: 



Kontraktionen der Zwerchfellschenkel, die zum Processus xiphoideus 

 gehen, bietet grosse Vorteile gegenüber den sonstigen bestehenden 

 Methoden und wurde deswegen auch anfänglich bei meinen Experi- 

 menten angewandt. Abgesehen nun davon dass es zuerst grosse 

 Schwierigkeiten macht, die Operation so vollkommen auszuführen, 

 dass die Schenkel sich wirklich rhythmisch kontrahieren, tritt sehr 

 oft der Fall ein, dass die Schenkel bald ermüden und ihre Tätigkeit 

 immer schwächer wird, während das übrige Diaphragma sich kräftig 

 zusammenzieht ; und noch ein weiterer Übelstand macht die Methode 

 für meine Versuche ganz unbrauchbar, es trat nämlich am Ende der 

 Apnoe häufig allmählich zunehmende Diaphragmakontraktion oder 

 rhythmische Atmung ein, lange bevor die Diaphragmaschenkel wieder 

 in Bewegung kamen. Da der Rosenthal'sche Phrenograph auch 

 nicht für meine Zwecke geeignet erschien, so versuchte ich es, auf 

 eine andere Art die Exkursionen des intakten Diaphragmas zu ver- 

 zeichnen. Zu diesem Bedarfe konstruierte ich mir nach dem Systeme 

 des Marey' sehen Tambours einen Empfänger, der durch Luft- 

 übertragung die Bewegungen des Zwerchfells auf einen Kolbenschreiber 

 fortpflanzte. 



Dieser Empfänger besteht aus einem Metallrohr a von ca. 1 mm 

 Wanddicke und ca. 10 mm innerem Durchmesser. An dem einen 

 Ende kurz vor der Mündung ist das Rohr durch einen ca. 3 mm 

 breiten Ring b verstärkt, auf dem eine ca. 25 mm hohe, spitz zu- 

 laufende Spiralfeder c ruht. Feder und Ring werden von einer 

 dünnen Gummimembran überzogen, die einen luftdichten Abschluss 

 nach dieser Seite des Rohres darstellt. 



Der Empfänger wurde an einem Stativ befestigt, durch eine 

 kleine Öffnung in den Bauchdecken unterhalb des Processus xiphoideus 

 unter diesen geschoben und leicht gegen das Zwerchfell angedrückt. 

 Man achte darauf, dass der Empfänger nicht in die Herzgegend ge- 

 bracht werde, um das Verzeichnen von Herzbewegungen zu ver- 

 meiden. Die auf diese Weise hergestellten Kurven sind sehr klar 

 und bringen jede kleinste Kontraktion deutlich zum Ausdruck. Be- 

 sonders gut werden auch Eigenbewegungen des Zwerchfells in der 

 Kurve wiedergegeben, die während der Lungenventilation manchmal 

 auftraten, vornehmlich in den Fällen, in denen Apnoe gar nicht oder 

 nur schwer zu erhalten war. 



Was nun die Brauchbarkeit dieser Art der Registrierung im Hin- 

 Mick auf spontane Bewegungen des Tieres betrifft, so wurden solche 



