10 



J. L. de Heer: 



graphen gebunden und auf diese Weise ein vollkommen luftdichter 

 Abscliluss erzielt. 



Als Registrierinstrument für die Volumkurve diente ein Hürthle- 

 scher Pistonrekorder von 50 ccm Inhalt, der für diese Versuche von 

 Albrecht in Tübingen angefertigt wurde, und der sich als ein 

 Instrument von unerwartet guten Eigenschaften erwies. Die Emp- 

 findlichkeit wurde so eingestellt, dass die Schreibspitze für jeden 

 Kubikzentimeter einen Ausschlag von 3 mm machte. Die dynamische 

 Eichung ergab die unerwartet grosse Zahl von Eigenschwingungen von 

 60 pro Sekunde. Diese grosse Schwingungszahl wurde aber nur erhalten, 

 wenn der Schreibhebel mit dem Stift des Pistonrekorders durch einen 



c. 



/' 



s t 



/ I 



ct. 



hall 



4 



'* vwmwm/JA/w////i_ 



W 



Fig. 1. Kompressorium. 



feinen Seidenfaden so fest verbunden war, dass ein Abschleudern des 

 Hebels nicht eintreten konnte. Die dynamische Eichung erfolgte mit 

 Hilfe einer Rekordspritze , welche durcb ein Seitenrohr an den dick- 

 wandigen , weiten Gummischlauch (7 mm lichte Weite) angeschlossen 

 war. Durch einen schnellen Schlag auf den Spritzenstempel wurden 

 die Eigenschwingungen des Pistonrekorders hervorgerufen, während 

 derselbe noch mit dem Herzplethysmographen und dem Herzen in 

 situ verbunden war. 



Der mittlere arterielle Blutdruck wurde von der linken Karotis 

 mit dem Quecksilbermanometer registriert. 



Stenosierun g der Aorta ascendens: Bei den ersten 

 Versuchen wurde die Aorta ascendens in der Weise verengert, dass 

 man einen Faden um das Blutgefäss legte. Die Enden dieses Fadens 



