14 J. L. de Heer: 



wurden mit Hilfe der Anschlagschrauben dabei jedesmal in den ursprüng- 

 lichen Stand gebracht. 



Darauf erfolgte die dynamische Eichung des Pistonrekorders in 

 Verbindung mit dem Herzballon in situ. Danach wurde durch Luft- 

 einblasen kontrolliert, ob der Plethysmograph gut luftdicht eingebunden, 

 war. Dieser letztere wurde dann entfernt, der linke Ventrikel eröffnet 

 und festgestellt, ob die Öffnung der Manometerkanüle frei in der 

 Ventrikelhöhle lag. Darauf liess man vom Manometer aus Magnesium- 

 sulfatlösung durch die Kanüle fliessen, um die Abwesenheit von 

 Gerinnseln 1 ) zu konstatieren. Darauf wurde die Abzisse für den 

 Ventrikeldruck geschrieben und die dynamische Eichung des Mano- 

 meters vorgenommen. Schliesslich erfolgte bei vielen Versuchen noch 

 die statische Eichung des Pistonrekorders und des Frank' sehen 

 Manometers. 



Die Kurven wurden hierauf ausgemessen und die erhaltenen Werte 

 für den mittleren arteriellen Blutdruck, den Ventrikeldruck, das Schlag- 

 volumen, das diastolische Ventrikelvolumen und die Pulsfrequenz für 

 den ganzen Verlauf des Versuches in verschiedenen Farben auf 

 Millimeterpapier aufgetragen. Hierdurch wurde es möglich, das Resultat 

 bequem zu übersehen. 



Im ganzen verfüge ich über 26 gelungene Versuche am Hund. 

 In vier dieser Versuche wurde nur das Ventrikelvolumen und der 

 arterielle Blutdruck verzeichnet. Die Zahl der Versuche , in denen 

 der Blutdruck hoch und der Zustand des Herzens gut war , genügt, 

 wie die folgenden Abschnitte zeigen, um die nachstehenden ausführlichen 

 Schlussfolgerungen zu ziehen. 



Erster Teil. 



Gleichzeitige Registrierung von Ventrikeldruck, Ventrikel- 

 volumen und arteriellem Blutdruck unter normalen Ver- 

 hältnissen. 

 A. Verlauf einer einzelnen Herzkontraktion. 



Henderson 2 ) war, wie erwähnt, der erste, der den Ablauf 

 der Herzkontraktion durch gleichzeitige Registrierung des Ventrikel- 

 druckes und des Ventrikelvolumens teilweise analysierte. Wir werden 

 noch verschiedentlich auf seine Ergebnisse zurückzukommen haben. 



H. Straub, der schon früher 3 ) Volumkurven registrierte — 

 indem er die Volumenveränderungen einer Seifenblase, die mit einem 

 Ventrikelplethysmograph in Verbindung stand, photographierte — 



1) Erwähnung verdient die Tatsache, dass nur in ganz seltenen Fällen eine 

 Gerinnung in der Ventrikelkanüle auftrat. 



2) Yandell Henderson, a. a. 0. 



3) H. Straub, The diastolic filling of the mammalian heart. Journ. of 

 physiol. vol. 40 p. 378. 1910. 



