206 Eudolf Höber: 



7. Die Funkenstrecke bestand aus zwei 8 mm dicken, 

 an den Enden rund abgedrehten Zylindern aus Stahl. Für Erzielung 

 einer regelmässigen Funkenfolge ist es vorteilhaft, die runde Ober- 

 fläche öfter zu erneuern. — 



Unvollkommen ist bei der hier beschriebenen Art der Speisung 

 des primären Schwingungskreises wesentlich noch folgendes: Wenn 

 man, um möglichst viel Energie in den Sekundärkreis hinein- 

 zubekommen, relativ feste magnetische Koppelung anwendet, dann 

 erhält man, auch wenn jeder der beiden Kreise für sich schwingend 

 die gleiche Schwingungszahl hat, doch aus hier nicht weiter zu er- 

 örternden Gründen in jedem der Kreise zwei Wellen. Die beiden 

 „Koppelungswellen" des Sekundärkreises sind dann stärker gedämpft 

 als diejenige Welle, die im Sekundärkreise vorhanden sein würde, 

 wenn er unabhängig vom Primärkreise schwingen würde. Darin 

 liegt also schon ein Nachteil der festen Koppelung. Dazu komuit, 

 dass, wenn durch Einsetzen eines Elektrolytkernes in die Selbst- 

 induktion des Sekundärkreises die beiden anfänglich isochronen 

 Kreise ein wenig gegeneinander verstimmt werden, der Galvanometer- 

 ausschlag bei der Kompliziertheit der Schwingungsänderungen ein 

 unsicheres Maass der durch den Elektrolyten verursachten Dämpfung 

 wird. Wenn man andererseits sehr lose koppelt, so verringert man 

 damit den absoluten Betrag der auf den Sekundärkreis übertragenen 

 Schwingungsenergie. Viel günstiger gestalten sich die Verhältnisse, 

 wenn man die von M. Wien eingeführte „Stosserregung" anwendet 1 ); 

 bei einer geeigneten Formierung der Funkenstrecke („Löschfunken- 

 strecke") kann man nämlich trotz festester Koppelung zwischen 

 Primär- und Sekundärkreis in dem letzteren fast ungedämpfte, reine 

 Schwingungen von grosser Amplitude erhalten. Besonders vorteilhaft 

 ist es, mehrere der zur Stosserregung geeigneten Funkenstrecken 

 hintereinander zu schalten und sie von einer Wechselstrommaschine 

 mit hoher Tourenzahl aus zu betreiben. Mit einer derartigen An- 

 ordnung, die mir bisher nicht zur Verfügung stand, wird man wahr- 

 scheinlich viel genauere Messungen machen können, als es mir 

 möglich war. 



1) M. Wien, Ann. der Physik (IV) Bd. 25 S. 625. 1908. — Jahrb. f. 

 drahtlose Telegraphie Bd. 1 S.471. 1908. — Graf Arco, Elektrotechn. Zeitschr. 

 Bd. 30 S. 535. 1909. 



