Kochsalz . . 



. 



Galvanometer 



. 47,2 



Kochsalz . . 



. 0,1 



Galvanometer 



. 43,4 



Ein zweites Verfahren, die Leitfähigkeit im Innern von Zellen zu messen. 207 



Versuche. 



1. Die Leistungsfähigkeit der Methode. Es wurde 

 zunächst festgestellt, welche Unterschiede von Elektrolytkonzentra- 

 tionen die eben beschriebene Methode erkennen lässt. Zu diesem 

 Zweck wurde eine Anzahl der Seite 203 genannten Glasschalen mit 

 je 90 ccm von Kochsalzlösungen verschiedener Konzentration gefüllt 

 und nacheinander in die Dämpfungsspule des Sekundärkreises ge- 

 stellt. Einige der Ergebnisse solcher Dämpfungsmessungen sind in 

 den folgenden Tabellen zusammengestellt; die Zahlen bedeuten die 

 Galvanometerausschläge : 



1. Versuch vom 9. März 1912. 



0,1 0,4 0,7 1,0 

 46,8 45,4 44,3 43,1 



2. Versuch vom 12. Juni 1912. 



0,2 0,3 0,4 0,5 

 40,1 39,45 37,1 35,4 



3. Versuch vom 1. Juni 1912. 



Kochsalz 0,1 0,2 0,3 



Galvanometer . . 43,6 41,0 39,1 



Der Galvanometerausschlag ist also um so kleiner, die Dämpfung 

 der Schwingungen um so grösser, je grösser die Kochsalzkonzentration. 

 Dies zeigt sich unter günstigen Versuchsbedingungen, d. h. wenn 

 das Galvanometer nicht infolge von inkonstanter Zufuhr von Energie 

 zum Schwingungskreis unregelmässige Schwankungen ausführt, be- 

 reits bei stufenweiser Steigerung der Konzentration um 0,1 °/o. Die 

 Methode erlaubt also erheblich genauere Messungen, als die früher 

 angegebene Methode. Freilich — und darin liegt vorläufig ein 

 grosser Mangel dieser Methode — kommt man zu diesem günstigen 

 Ergebnis nur dann, wenn man ca. 90 ccm Elektrolyt zur Verfügung 

 hat. Denn, wie aus der folgenden Tabelle (S. 208) hervorgeht, verringert 

 sich der Unterschied in der Dämpfung, welchen zwei Kochsalz- 

 lösungen von verschiedener Konzentration verursachen, sehr, wenn 

 man das Volumen der innerhalb der Dämpfungsspule wirkenden 

 Lösungen mehr und mehr herabsetzt. 



2. Versuche mitBlutkörper che n. Frisches, defibriniertes 

 Blut vom Rind oder vom Schwein wurde ein Mal iu einer Runne- 

 schen Zentrifuge zentrifugiert, das Serum abgehoben und der Blut- 



0,7 



0,4 



0,1 



% 



44,1 



45,4 



46,8 



47,2 



1912. 



0,4 



0,3 



0,2 



0,1 °/o 



37,8 



38,7 



40,0 



40,2 (?) 



912. 



0,4 



0,3 



0,2 



0,1 °/o 



36,25 



38,75 



40,1 



44,0 



