506 Richard Siebeck: 



schlössen und , verbunden mit dem Manometer , in einen gut 

 regulierten, gut gemischten Thermostaten gehängt. Im Thermostaten 

 rotiert eine vertikale, gut zentrierte Achse, die unten Flügel zur 

 Mischung trägt. In der Höhe des Rohres a des im Thermostaten hängen- 

 den Apparates sind an der Achse vier Federn angebracht, die leicht 

 an den Gummischlauch am Rohre a anschlagen. Dadurch wird die 

 Flüssigkeit im Gefäss dauernd etwas geschüttelt, die Organe bewegen 

 sich in der Flüssigkeit, so dass die Flüssigkeit dauernd mit Luft ge- 

 sättigt wird. Wie bei der Barcroft'schen Analyse wird ein zweiter 

 Kontrollapparat, ohne Organe, in den Thermostaten gehängt, der 

 als Thermobarometer dient. Die Differenz: Druckänderung im 

 Bestimmungsapparat — Druckänderung im Thermobarometer, gibt 

 die DruckänderuDg , die im Bestimmungsapparat bei gleicher 

 Temperatur und gleichem Barometerstande eingetreten wäre. Aus 

 der Druckabnahme und dem Volumen des Gasraumes (im Gefäss 

 und der Verbindung zum Manometer) kann der Sauerstoffverbrauch 

 berechnet werden, wenn eben, was durch Kontrollen zu erweisen 

 ist, alle Kohlensäure absorbiert und die Flüssigkeit dauernd mit 

 Luft gesättigt wird. 



Das Volumen des Gasraumes wird folgendermaassen berechnet: 

 Die Gefässe werden durch "Wägen mit Wasser, die Kapillaren des 

 Manometers und des Verbindungsstückes mit Quecksilber geeicht. 



Inhalt des Gefässes (Nr. 1): 13,7 ccm. Verbindung bis zur 

 Manometerflüssigkeit (Marke 260): 0,7 cm. Davon ist abzuziehen: 

 2 ccm eingefüllte Lösung, 0,2 ccm Natronlauge, 0,1 ccm für die 

 Glaskapillaren, ca. 0,2 ccm für die Organe. Das Volumen des Gas- 

 raumes ist also : (13,7 + 0,7) — (2 + 0,2 + 0,1 + 0,2) = 11,9 ccm. 

 Für die Genauigkeit der Messungen ist zu bedenken, dass 0,1 ccm 

 einen Fehler von mir 1% bedeutet. 



Als Manometerflüssigkeit habe ich eine Lösung von gallensaurem 

 Natrium benutzt, deren spezifisches Gewicht so eingerichtet ist, dass 

 der Druck von 10 000 mm dem von 760 mm Hg. entspricht. Bei 

 einer Druckabnahme um 100 mm ist dann der Sauerstoffverbrauch 

 11,9-100 



10000 



0,119 ccm. 



Im Verlaufe des Versuches verschwindet Sauerstoff, der Sauerstoffpartiardruck 

 im Gefäss nimmt ab; dann nimmt natürlich auch der in der Flüssigkeit absor- 

 bierte Sauerstoif ab. Die entsprechende Grösse ist zu der aus der Druckabnahme 

 berechneten zu addieren. Bei den angegebenen Grössen ist am Ende des Versuches 



