über die mechanischen Bedingungen der Herzarbeit. 



151 



Kymographion. War c geschlossen, aber e nach g hin offen, so 

 arbeitete es gleichfalls auxobarisch, aber mit viel stärkerer Druck- 

 zunahme als vorher, wegen des engen Kalibers des Manometers g. 

 Stand es dagegen mit f in Verbindung , so war die Tätigkeit iso- 

 barisch. Der Zylinder f nämlich enthielt nur in seinem untersten 

 Teil die Durchspülungsflüssigkeit, im übrigen aber, ebenso wie der 

 Gummiballon, Luft. Daher konnte das Herz sein kleines Schlag- 

 volum leicht in den Raum f pressen , ohne dass der breite Flüssig- 

 keitsspiegel erheblich stieg, ohne dass dadurch und durch die minimale 

 Kompression der Luft darüber eine praktisch in Frage kommende 

 Drucksteigerung entstand. (Es versteht sich dabei von selbst, dass 

 die Drucke im Herzen selbst auch bei dieser Anordnung um ein 



Fig. 3. 



geringes schwanken, weshalb es sich nur um eine Annäherung an 

 den Zustand idealer Isobarie handeln kann.) Folgende Kautelen 

 waren ferner zu beachten. Das gesamte Röhrensystem war stets 

 luftblasenfrei mit Ringer' scher Lösung erfüllt zu erhalten. Es 

 musste Vorkehrung getroffen sein, die erlaubte, zwischen zwei Er- 

 müdungsreihen die Spülflüssigkeit im ganzen System völlig zu er- 

 neuern. Es musste ein Gasaustauch zwischen Flüssigkeit und Luft 

 im Zylinder f verhindert werden, weil er die Ermüdungsbedingungen 

 gestört hätte. Zu diesem Zweck war über den Flüssigkeitsspiegel 

 in f stets eine Schicht neutralen Olivenöls gebreitet. Zur Regulierung 

 des Drucks, unter dem das Herz stand, diente teils die oben (S. 137) 

 erwähnte Einrichtung, teils die Kompression des Gummiballons 

 mittelst Klemmschraube. 



