Neue Beiträge zur Lehre von den Vokalen und ihrer Entstehung. 3 



anderen Versuchen wurde die Sprache der „sprechenden Bogenlampe" 

 zugeführt. • 



In den eigentlichen Versuchen wirkten dagegen die mittels Kette 

 und Mikrophons hervorgebrachten Stromoszillationen auf ein 

 Kapillarelektrometer, dessen Meniskenbewegung mit der von 

 Edelmann für das hiesige Institut ausgeführten Schlittenvorrich- 

 tung 1 ) photographisch registriert wurde. 



Bekanntlich wird im telephonischen Gesprächsystem der oszil- 

 lierende Mikrophonstrom induktiv auf hohe Spannungen transformiert, 

 und das Telephon reagiert auf Spannungsoszillationen von hohem 

 Betrage besonders gut. Es liess sich voraussehen, dass, dies Ver- 

 fahren nicht mehr verwendbar sein würde, wenn an die Stelle des 

 Telephons das Kapillarelektrometer tritt, da dieses höhere Spannungen 

 als etwa 1 Volt nicht verträgt, weil dieselben Gas entwickeln. Wenn 

 überhaupt Transformation verwendet werden soll, müsste dieselbe in 

 umgekehrtem Sinne, d. h. von hoher auf niedrige Spannung er- 

 folgen; dies würde aber keinen Nutzen haben und. die Notwendig- 

 keit mit sich bringen, dass der Kreis des Mikrophons eine Spirale 

 von erheblichem Widerstand enthält, was höchst unzweckmässig ist; 

 denn damit die Widerstandsschwankungen des Mikrophons möglichst 

 grosse Stromosziliationen hervorbringen, muss der Mikrophonwider- 

 stand den wesentlichen Widerstand des ganzen Kreises darstellen. 



So ergab sich als einzig richtiges Verfahren, von der Induktion 

 ganz Abstand zu nehmen und den Mikrophonstrom direkt durch 

 das Kapillarelektrometer zu leiten. Selbstverständlich darf aber 

 dies nicht Ohne N e b e n s c h 1 i e s s u n g geschehen , schon weil der 

 ungeheure Widerstand des Kapillarelektrometers die Wirkung des 

 Mikrophons vereiteln würde. Ausserdem aber reagiert ein Kapillar- 

 elektrometer bekanntlich nur auf Spannungs- und nicht auf Wider- 

 standsschwankungen, auf welchen doch die Wirkung des Mikrophons 

 beruht. Bei Einführung einer Nebenschliessung wirkt dagegen die 

 Potential differenz ihrer beiden Endpunkte auf das Kapillarelektro- 

 meter, und diese Spannungsdifferenz ist es, welche durch Wider- 

 standsoszillationen des Mikrophons oszilliert. Welchen Widerstand 

 man am zweckmässigsten dieser Nebenschliessung erteilt^ ergibt sich 

 sehr leicht aus folgender Betrachtung. 



Es sei E die Spannung der verwendeten Kette, w der Wider- 



1) Vgl. Hermann & Gildemeister, dies Archiv Bd. 110 S. 88. 1905. 



1* 



