122 Ä. Bogomolez: 



bleibt die Anwendung dieser Kanüle aus erklärlichen Gründen nur 

 auf Gefässe grösseren Kalibers beschränkt. 



Der Einfluss der Stauung kann bei der Einführung einer End- 

 kanüle ausgeschaltet werden, wenn man die Messung des Blutdruckes 

 in sehr kleinen anastomosenreichen Venen vornimmt, und zwar an 

 denjenigen Stellen, wo man die Veränderungen in der Blutfüllung der 

 Gefässe ad oculos wahrnehmen kann. Als solche Stellen kommen 

 beispielsweise das Darmmesenterium , die Ohren der Kaninchen, 

 namentlich der Albinos, in Betracht. Als Kanüle kann die Nadel 

 einer Spritze verwendet werden. Um die zur Vergleichung des 

 Druckes im Gefäss und im Manometer erforderliche Zeit abzukürzen 

 und das Gerinnen des Blutes in der feinen Nadel zu verhüten, er- 

 wies es sich als zweckmässig, die Methode anzuwenden, der sich 

 Land er er 1 ) zur Bestimmung des Gewebsdruckes bedient hatte. 

 Dieselbe besteht darin , dass die Flüssigkeit in die Blutgefässe zu- 

 nächst unter grösserem Drucke als der in den Gefässen herrschende 

 so lange eingeführt wird, bis zwischen dem Blutdruck im Gefässe 

 und dem Quecksilberdruck im Manometer Gleichgewicht eingetreten 

 ist. Bekanntlich hat sich die Methode von Land er er für die 

 Zwecke des Autors als nicht ganz einwandfrei erwiesen, weil sich 

 Ödem, Absorption der Flüssigkeit und andere Momente einstellten, 

 deren Einfluss auf die Versuchsergebnisse nicht beseitigt werden 

 konnte. Diese Einwendungen werden jedoch hinfällig, wenn in die 

 Gefässe eine geringe Flüssigkeitsmenge hineingegossen wird, wo der 

 ganze Prozess der Verdrängung des Blutes aus den Gefässen des 

 betreffenden Gebietes durch die zur Einführung gelangende Flüssig- 

 keit und die Wiederänfüllung derselben mit Blut mit dem eintretenden 

 Ausgleich des Blutdruckes in den Gefässen und des Quecksilber- 

 druckes im Manometer innerhalb weniger Minuten unter den Augen 

 des Forschers vor sich gehen. 



Das Manometer (siehe umstehende Fig. 1) , dessen ich mich 

 bediente, stellt, wie aus der beigefügten Photographie zu er- 

 sehen ist, ein gewöhnliches U-förmiges Quecksilbermanometer dar, 

 dessen einer Schenkel B des Glasröhrchens ungefähr zweimal so 

 kurz war wie der andere (Ä), während das Ende desselben (0) 

 horizontal abgebogen war. Auf diesem Ende sitzt ein festes Gummi- 



1) Landerer, Die Gewebsspannuug in ihrem Einfluss auf die örtliche 

 Blut- und Lymphbewegung. Leipzig 1884. 



