3£0 K. Hürthle: 



wirksame Massen von beträchtlicher Grösse erhalten. Durch das 

 Aufsetzen der Kapillaren im rechten Winkel auf die Wand der Zu- 

 leitungsröhren sollte erreicht werden, dass der Anfang der Kapillare 

 mit dem Mantel des in der Zuleitungsröhre liegenden Flüssigkeits- 

 zylinders zusammenfalle; diese ideale Einrichtung wurde technisch 

 nicht vollkommen erreicht, weil es dem Glasbläser nicht möglich 

 war, die Kapillare ohne Erweiterung ihres unteren Endes ein- 

 zuschmelzen 1 ); die unteren 2 mm des Ansatzes waren stark trichter- 

 förmig erweitert. Der Flüssigkeitsspiegel beim Druck wurde daher 

 auf den Punkt der Kapillare eingestellt, an welchem der Trichter 

 zu Ende und die Kapillare zylindrisch war, das ist 6 mm vom Ende 

 der Kapillare entfernt 2 ). Die wirksame Masse der im Trichter T 

 befindlichen Flüssigkeit beträgt, da die Basis des Trichters einen 

 Durchmesser von mindestens 3 mm hatte, höchstens 6,4, und diesen 



Wert habe ich nicht berücksichtigt. Ich 



a gebe zu, dass es zur Begründung der 



^ b Berechtigung, diesen Wert als unwesent- 



lich zu vernachlässigen, angezeigt ge- 



J~\äy wesen wäre, den Zweck der seitlichen 



\ Anbringung der Kapillaren zu erwähnen 

 & ) und den tatsächlichen Betrag der Ver- 



' mehrung der wirksamen Masse in Zahlen 



Fig. 1. 2 /i nat. Gr. anzugeben; aber das gibt Frank kein 



Recht, auf Grund einer Annahme, die 

 mit meinen positiven Angaben in Widerspruch steht, 

 einen „unglaublichen Fehler" zu konstruieren. Frank sagt: „Wenn 

 die Flüssigkeit nur 4,4 mm eingedrungen ist, so wird ihre wirksame 

 Masse so gross, das Berechnung und Experiment vollständig mit- 

 einander übereinstimmen." Diese Annahme widerspricht aber erstens 

 meiner Angabe, dass die Länge der Luftsäule 6 mm betrug, die 

 Flüssigkeit konnte also nur 2 mm in die 8 mm lange Kapillare 



1) Frank sagt, „ob angeschmolzen oder angedichtet, ist nicht angegeben". 

 Ich hatte es allerdings als selbstverständlich betrachtet, dass man zwei im rechten 

 Winkel zusammenstossende Glasröhren nicht durch Kitt verbindet. 



2) Bei der Beschreibung der Füllung S. 206 ist bei der Hg -Füllung aus- 

 drücklich angegeben, wie verfahren wurde, damit „die in der Kapillare befind- 

 liche Luftsäule eine Länge von 6 mm hatte", ebenso bei der Wasserfüllung die 

 umständlichere Methode, „damit der Flüssigkeitsspiegel in die Kapillare bis zur 

 gewünschten Höhe eindringt". 



