396 K - Hürthle: 



noch einige neue Versuche angestellt, da Frank einen Teil der 

 von mir gefundenen Abweichungen von der Theorie dem Torsions 

 manometer zur Last legt. Diese Versuche bestanden darin, dass 

 das in der Experimentalkritik S. 157 beschriebene Prüfungsmano- 

 meter abwechselnd in ein Gummi-, Flach- und Torsionsfedermano- 

 meter umgewandelt und mit Membranen von je 7 und 5 mm Durch- 

 messer und mit denselben Wassersäulen zu Schwingungsversuchen 

 benutzt wurde. Zur Zuleitung dienten drei Glasröhren von an- 

 nähernd gleichem Querschnitt wie der des Manometerkörpers; sie 

 waren mit diesem durch aufgekittete Messingkegel mit Überwurfmutter 

 so verschraubt, dass die Röhren- und Trommelachse eine gerade 

 Linie bildeten. Beim Versuch wurden sie lotrecht gestellt (siehe 

 Experimentalkritik S. 161/162). Die drei verwendeten Stücke wurden 

 aus einer fast vollkommen zylindrischen Röhre von 1,42 — 1,44 cm 

 Durchmesser geschnitten. Sie waren so bemessen, dass die Längen 

 der Flüssigkeitssäulen von der Membran bis zur freien Oberfläche 

 80, 60 und 20 cm betrugen; der Durchmesser der längsten Röhre 

 beträgt 1,44, der der beiden kürzeren 1,42 cm. Eine Säule von 

 40 cm Länge fehlte, da eine der längeren Röhren zu diesem Zweck 

 hätte zerschnitten werden müssen; ich wollte aber die drei Röhren 

 aufbewahren, um gegebenen Falles den Versuch vor den Augen von 

 Interessenten zu wiederholen. Die Füllung der Röhren und Ver- 

 bindung mit den Druckflaschen wurde in der in der Experimental- 

 kritik S. 155 angegebenen Weise vorgenommen; das Vorhandensein 

 von Luftblasen in der schwingenden Säule war ausgeschlossen. Die ein- 

 wirkenden Druckschwankungen waren so bemessen, dass der auf der 

 Membran lastende Druck in allen Versuchen zwischen 80 und 140 cm 

 Wasser schwankte (Experimentalkritik S. 162). Nach dem Versuch 

 wurde bei den einzelnen Manometern die Flüssigkeitsverschiebung mit 

 Hilfe des Kapillarvolumeters(Pflüger's Arch. Bd. 137 S.249) bestimmt. 

 Auch die Elastizität der Röhren wand und der ein- 

 geschlossenen Flüssigkeitssäule wurde bei der 80 cm langen Röhre 

 derart bestimmt, dass das eine Ende durch einen eingekitteten 

 Messingkolben, in dessen Achse ein Hahn eingesetzt war, verschlossen 

 wurde, während am anderen Ende das Kapillarvolumeter durch 

 Kegelschliff mit Überwurfmutter angeschraubt war. Nach sorgfältiger 

 Füllung der Röhre mit destilliertem Wasser wurde der Inhalt einem 

 Überdruck von 160 cm Wasser ausgesetzt; dabei trat eine Volum- 

 änderung von 2,6 cbmm ein. Davon ist nicht ganz die Hälfte 



