Erwiderung an 0. Frank. 397 



durch die Kompressibilität des Wassers, der Rest durch die Elasti- 

 zität der Röhren wand veranlasst; diese hat eine Dicke von 1.4 mm. 



Die Umwandlung des Prüfungsmanometers in ein Gummi- und 

 Flachfedermanometer lässt sich sehr einfach bewerkstelligen, da der 

 druckregistrierende Teil des Manometers (Spannvorrichtung mit 

 Feder, Fig. lc, Pf lüger 's Arch. Bd. 137 S. 241) vom druck- 

 zuführenden abschraubbar ist. Um das Instrument in ein Flach- 

 federmanometer zu verwandeln, wird an Stelle der Spannvorrichtung 

 ein Messingwürfel gesetzt, in welchem die Flachfeder festgeklemmt 

 ist; die Verbindung zwischen Membran und Feder ist eine feste,, 

 durch eine Grundplatte mit Stift, welcher mit der Feder verschraubt 

 ist. Die Verbiegungen der Feder werden durch einen als Ver- 

 längerung angesteckten Strohhalm von 3 cm Länge mit angeklebtem 

 Glasfaden nur wenig mechanisch vergrössert. 



Zur Herstellung des Gummimanometers wurde die zum Trommel- 

 abschluss dienende Kondommembran durch eine 0,5 bzw. 0,8 mm 

 dicke ersetzt, welche in stark gespanntem Zustand (linear auf etwa 

 das Doppelte gedehnt) aufgebunden wurde. Die Vergrösserung der 

 Membranbewegung erfolgte durch einen Aluminiumhebel von 17 mm 

 Länge, der durch einen Glasfaden auf 20 mm verlängert war. Der 

 Angriffspunkt war 5 mm von der Achse entfernt und mit der 2 mm 

 grossen Grundplatte durch eine feine Doppelgabel gelenkig verbunden. 

 Das Gewicht der Gabel betrug 0,14, das des Hebels 0,07 g, wozu noch 

 zu bemerken ist, dass etwa zwei Drittel dieser Masse in dem an 

 die Achse grenzenden Drittel des Hebels lagen ; das Trägheits- 

 moment dieses vierfach vergrössernden Hebels ist so gering, dass 

 ich es bei der Berechnung der Schwingungszahlen vernachlässigt 

 habe. Durch seine Berücksichtigung wird am Ergebnis nichts 

 Wesentliches geändert. 



Das Torsionsmanometer wurde in der bei den Schwingungs- 

 versuchen B der Experimentalkritik angegebenen Ausführung ver- 

 wendet. Bei allen drei Instrumenten wurden die Bewegungen der 

 Hebelspitzen optisch vergrössert registriert. 



Bei der Ausmessung der Schwingungszahlen wurden die in der 

 folgenden Tabelle II (S. 398) verzeichneten Werte gefunden. Der 

 Berechnung der Schwingungszahlen wurde zunächst nur die Elastizitäts- 

 konstante des Manometers (E' der Tabelle) zugrunde gelegt und 

 die Elastizität der Röhrenwand wie des Wassers vernachlässigt ; nur 

 in einigen Beispielen wurde auch die letztere in Rechnung gezogen 

 (letzte Spalte der Tabelle). 



