402 K. Hürthle: 



Frank durch die „Kritik der letzten Konstruktionsversuche 

 HürthleV. 



Zu dem Vorwurf, dass ich die Konstruktionen gewechselt habe, 

 „bald den Anregungen des einen Autors, bald denjenigen eines 

 anderen folgend", bemerke ich, dass dies höchstens für die Aus- 

 führung der Federmanometer gilt, nicht aber für das Prinzip, das 

 ich selbständig gefunden (vgl. S. 408) und in verschiedenen Konstruk- 

 tionen durchgeführt habe. Zudem ist das Gummimanometer originell ; 

 denn es ist mir nicht bekannt, dass vorher eine Platte als elastische 

 Kraft bei der Messung des Blutdruckes verwendet worden wäre ; 

 auch wurden die Konstruktionen nicht gewechselt, weil sich die 

 eine oder andere als unbrauchbar erwiesen hätte, sondern weil jede 

 gewisse Vorzüge und Nachteile im Vergleich zur anderen hat. Die 

 einzelnen Modelle, Gummi-, Flach- und Torsionsfedermanometer, 

 existieren gleichberechtigt nebeneinander. Schliesslich hoffe ich, dass 

 auch das jetzige Modell nicht das letzte ist, denn auch dieses stellt 

 kein ideales Instrument dar, schon deswegen nicht, weil es zum 

 Abschluss der Flüssigkeitssäule eine Gummimembran enthält, die 

 wenn irgend möglich zu beseitigen ist. 



Die in dieser Richtung angestellten Versuche haben bisher zu 

 keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Das von Rolleston zu- 

 erst benützte Kolbenmanometer hat, wie mich eigene Versuche mit 

 sorgfältig aus Stahl hergestelltem Zylinder und Kolben überzeugt 

 haben, entweder zuviel Reibung, oder es hält bei den arteriellen 

 Druckschwankungen nicht dicht. Bei dem verkleinerten Modell der 

 B ourdon -Röhre 1 ), das ich herstellen liess, ist die Füllung um- 

 ständlich, und die schwingende Masse der Feder mit ihrem flüssigen 

 Inhalt beträchtlich. Die G ad' sehe Metallmembran hat den Nach- 

 teil, dass die meisten Exemplare zwei Gleichgewichtslagen besitzen 

 und die Flüssigkeitsverschiebung nicht so klein gemacht werden 

 kann wie beim Gummi- oder Federmanometer. 



Die zuletzt von mir beschriebene Konstruktion — das Torsions- 

 federmanometer — ist nun nach Frank „technisch unzulänglich, 

 und zur Aufzeichnung jeder — langsamen oder schnellen — Druck- 

 schwankung praktisch unbrauchbar" (S. 560). Als Begründung 

 findet man: 1. „Auch jetzt noch schreibt er der Torsionsfeder 

 mystische Vorzüge vor der Flachfeder zu, indem sie unter den 



1) Pflüger' s Arch. Bd. 72 S. 570. 1898. 



