404 K - Hürthle: 



raittlung der Rolle, an welcher der Faden angreift. Bei dem von 

 Frank angeführten Versuch scheint das anders gewesen zu sein, 

 denn es heisst an der betreffenden Stelle 1 ), dass „die Verbindung 

 des von der Feder ausgehenden Hebels mit der Platte Schwierig- 

 keiten bereitet". 



4. Endlich behauptet Frank, dass „sowohl bei der statischen als 

 bei der dynamischen Beanspruchung nicht bloss Verdrehungen, sondern 

 auch Durchbiegungen der Torsionsfeder, und zwar im wechselnden 

 Maasse stattfinden". 



Dass solche Durchbiegungen theoretisch zu berechnen sind , ist 

 nicht zu bestreiten , ob sie nachweisbar sind , ist aber eine andere 

 Frage, und ich erwarte zunächst von Frank den Beweis für seine 

 Behauptung, dass eine stark gespannte Stahlfeder von den beim 

 Manometer verwendeten Dimensionen durch eine Kraft von höchstens 

 80 g, welche tangential zur Höhe der Feder in 3 mm Abstand an- 

 greift, durchgebogen werde, und zwar in wechselndem Grade. 



Noch schlagender als durch diese Überlegungen lassen sich die 

 Frank' sehen Behauptungen experimentell widerlegen: 



Überträgt man künstliche in dem von mir angegebenen 

 Prüfungsapparat 2 ) erzeugte Druckschwankungen von der Grösse und 

 Form der intraventrikularen abwechselnd auf ein Gummi-, Torsions- 

 und Flachfedermanometer (bei gleichem M' und E'), so ist die 

 Form der drei gezeichneten Kurven vollkommen übereinstimmend. 



Ferner zeigt der Druck in Karotis, abwechselnd mit einem 

 Torsions- und Flachfedermanometer mit optischer oder Russschreibung 

 registriert, genau die gleiche Pulsform, desgleichen der Druck in 

 Cruralis; Beispiele werden später mitgeteilt. 



Ein Beweis dafür, dass die von mir festgestellten Unterschiede 

 zwischen den berechneten und den beobachteten Schwingungszahlen 

 nicht dem Torsionsmanometer zur Last fallen, ist in der neuen Ver- 

 suchsreihe (S. 396) erbracht worden. 



Schliesslich bin ich in der Lage, einen Beweis für den hohen 

 Grad der Genauigkeit des Torsionsmanometers mit optischer Regi- 



1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 54 S. 23. 



2) Pflüger 's Arch. Bd. 137 S. 227. Frank erklärt zwar dieses Prüfungs- 

 verfahren, das ich im Anschluss an seine (welche ?) Kritik „unmerklich" geändert 

 haben soll, auch jetzt noch für ungenügend, wiederum ohne einen Grund für 

 seine Kritik zu geben. 



