462 



Viktor Weizsäcker: 



ebenfalls einen Glasschiff trägt, zur Aufnahme des Quecksilber- 

 manometers. Die beiden Manometerschenkel tragen an ihrem untersten 

 Teil je einen kleinen engen seitlichen Röhrenansatz, einen proxi- 

 malen (d) und einen distalen (c). Fig. 2 zeigt den Apparat von der 

 Seite und in Position IL Der Apparat wird aus Position I (Fig. 1) 

 in Position II übergeführt, indem man das Manometer in aufrechter 

 Stellung festhält, den übrigen Teil im Schliff e um 180 ° von unten 

 nach oben dreht. Die Füllung erfolgt in Position II. Der Ansatz c 



ist mittelst Gummischlauch mit einem 

 Quecksilberreservoir, das sich heben und 

 senken lässt, verbunden. Durch ihn 

 iässt man Quecksilber zufliessen, bis (bei 

 aufgesetztem Schwimmer) das Queck- 

 silber auf eine Marke bei e einspielt. 

 In dieser Stellung setzt man das Kyrno- 

 graphion in Gang und lässt eine Ü-Abs- 

 zisse schreiben (siehe auch unten). 



Fig. 3. 



Nunmehr wird Ansatzrohr d mit einer mit frischem Blut ge- 

 füllten Spritze von 3 — 5 ccm Inhalt verbunden. Wenn von hier 

 aus vorsichtig Blut eingetrieben wird, so steigt dasselbe über 

 das Quecksilber und, die Luft verdrängend, in den Schenkeln A 

 und V bis zur luftblasenfreien vollständigen Füllung. Alsdann wird 

 das Herzpräparat hergestellt. Stets wurde eine Kanüle vom rechten 

 Vorhof in den Ventrikel geführt und an der Atrioventrikulargrenze 

 eingebunden. Zu den unten mitgeteilten Versuchen wurde eine blut- 

 gefüllte Kanüle aus Glas von der in Fig. 3 a abgebildeten Form be- 

 nutzt. Doch habe ich neuerdings noch bessere Erfahrungen mit 

 der in Fig. 3 b abgebildeten Kanüle aus Neusilber gemacht. Ist 

 beim Typus 3 a die völlige Durchspülung des Herzens absolut ge- 

 sichert, so hat die Kanüle 3 b zwar einen (hier möglichst reduzierten) 



