Arbeit und Gaswechsel am Froschherzen. 465 



völlige ist, darüber gibt die Inspektion des abwechselnd roten und 

 blassen Herzens den besten Aufsehluss. 



Um verschiedene Einwirkungen auf das Herz zu studieren, ist 

 es bei der noch geringen Erfahrung mit der Methode unerlässlich, 

 an ein und demselben Herz nacheinander hergestellte Zustände zu 

 vergleichen. Man wird also mindestens zwei Zirkulationsapparate 

 haben müssen, um, wenn das Blut in einem verbraucht ist, das Herz 

 sogleich an den anderen anschliessen zu können. Natürlich muss 

 Herzkanüle und Herz gründlich von dem venösen Blut befreit und 

 durchgespült an den frischen Apparat kommen. Zweckmässig ist 

 hierbei die Kanüle Fig. 3 b. Der Gabelteil derselben kann am 

 Apparat ständig bleiben, und nur das kurze aufgesteckte Stück s 

 wird mit dem Herzen abgenommen. 



Zum Zweck der Arbeitsmessung bin ich, wie schon erwähnt, 

 beim Ludwig 'sehen Manometer geblieben. Es war wichtig, eine 

 Transmission von möglichst geringer Länge zu haben und den ganzen 

 Innenraum möglichst ohne Winkel und tote Räume zu gestalten, 

 in denen das Blut stagnieren und unvermischt bleiben könnte. Dieser 

 Anforderung entsprach die unmittelbare Übertragung bei Berührung 

 von Blut- und Quecksilbersäule am besten. Die neuerdings wieder 

 lauten Einwände gegen das Hg-Manometer kamen, soweit sie die 

 Schwingungsdauer betreffen, nicht in Betracht, da selbst bei hohen 

 Schlagfrequenzen (50 — 60 pro Minute) die Schwingungszahl mehr 

 als doppelt so hoch war *). Auch eine etwa vorkommende Schleuderung 

 bedingt, wo es sich nur um Berechnung der Arbeit handelt und 

 der zeitliche Druckablauf gleichgültig bleibt, keinen Fehler. Der 

 Durchmesser des Manometerrohres betrug 4,6 mm. 



Fehlerquellen. 



Den Arbeitsverlust durch Viskosität bzw. innere Reibung in 

 einem gegebenen Röhrensystem in absolutem Maasse zu bestimmen, 

 besitzen wir leider noch keine Methode. Durch die Einführung des 

 Plättchenventils im arteriellen Schenkel statt eines Willi am 'sehen 

 ist dieser Verlust, wie ich annehme, erheblich verringert; im übrigen 

 sind die Röhren im arteriellen Teil nach Möglichkeit weit gehalten; 

 der Durchmesser betrug nur an zwei kurzen Stellen 2 mm, sonst 



1) Berechnungsweise s. 0. Frank, Tiger stedt's Handb., 4. Abteilung 

 Bd. 2 S. 48. 



