466 Viktor Weizsäcker: 



4 — 5 mm. Auch die Unvollkommenheiten der Schwimmerbewegung 

 lassen sich nicht exakt korrigieren , dürften aber bei guter Rein- 

 haltung des Manometers ziemlich konstant sein und im allgemeinen 

 im Sinne einer Verkleinerung der gemessenen Arbeit wirken. Über 

 die Berechnungsweise der Kurven und die Korrektion durch Be- 

 stimmung der elastischen Kräfte habe ich 1. c. berichtet; die 

 Dehnungskurve lässt sich auch an dem Zirkulationsapparat leicht 

 aufnehmen. 



Eine Reihe von Fehlern drohen auch der Bestimmung des Gas- 

 wechsels. Vor allem muss man sich vor Sauerstoffzehrung im Blute 

 selbst schützen. Faulendes Blut verändert seinen 2 - Gehalt in 

 Zimmerwärme sehr rasch. Man nehme stets möglichst frisches 

 Hammelblut und halte dasselbe auf Eis bis zur Einfüllung in den 

 Apparat. Kontrollversuche haben mich belehrt, dass man unter 

 diesen Kautelen, und wenn das Blut nicht länger als — wie in den 

 meisten nachfolgenden Versuchen — 1 Stunde im Apparat bleibt, 

 auf die aseptische Behandlung des Experimentes verzichten kann. 

 Kontrollversuche werden allerdings immer angebracht sein: man 

 bewahrt 2 — 3 ccm Blut unter Luftabschluss während der Versuchs- 

 zeit in Zimmertemperatur auf und stellt fest, ob der Gasgehalt sich 

 geändert hat. 



Die Genauigkeit der Gasbestimmung nach Haidane ist be- 

 kannt. Für die Sauerstoffbestimmung betrug der Unterschied der 

 beiden Werte einer Doppelanalyse durchschnittlich 2,7 % des Gesamt- 

 wertes; man wird daher annehmen dürfen, dass der Fehler des 

 Mittels aus den beiden Bestimmungen im allgemeinen noch kleiner 

 als 2,7 % ist. Etwas geringer war die Genauigkeit bei der Analyse 

 des im Apparat verbrauchten Blutes, vor allem weil die zu messenden 

 Sauerstoffmengen noch kleiner waren, zum Teil vielleicht weil die 

 Durchmischung des Blutes im Apparat doch keine absolut gleich- 

 massige war. Hier konnte der Unterschied der zwei Bestimmungen 

 6 — 7% des Gesamtwertes erreichen. 



Eine wichtige Frage ist, ob die Atmung des Herzens auch durch 

 das Epikard hindurch in die umgebende Ringer 'sehe Flüssigkeit 

 erfolgt. Dass dieselbe bedeutend ist, lässt sich, wenn man die ge- 

 waltige Oberflächenentwicklung des Herzinneren 1 ) und die viel 

 günstigeren Atmungsbedingungen nach dem im Innern befindlichen 



1) Vgl. Gaupp, Anatomie des Frosches. 



