194 Fritz Lux: 



gemessen und ohne Unterschied hinsichtlich ihrer Wirkung jederzeit 

 wieder hergestellt werden kann. Besonders wichtig für vergleichende 

 Messungen unseres Gehörorgans ist auch, dass diese Tonquelle alle 

 Töne und Tonstärken innerhalb unseres Hörvermögens zu liefern 

 vermag. 



Bevor ich auf die Beschreibung meines neuen Verfahrens näher 

 eingehe, sei kurz beschrieben, wie man bisher das erwähnte Ziel zu 

 erreichen versucht und welcher Methoden man sich zur Gehörpiüfung 

 bedient hat und noch bedient. 



Die am meisten geübte und heute noch hauptsächlich in Be- 

 nutzung stehende Methode ist diejenge unter Benutzung der Flüster- 

 stimme. Der untersuchende Arzt spricht bestimmte Worte oder 

 Zahlen in Flüsterstimme und stellt die Entfernung fest, in der sie 

 von der zu untersuchenden Person noch verstanden werden. Diese 

 primitive Methode enthält eine Unmenge von Fehlerquellen. Vor 

 allem: Was versteht der einzelne unter Flüsterstimme? Der Militär- 

 arzt zum Beispiel, der gewöhnt ist viel zu kommandieren, wird 

 noch als Flüsterstimme bezeichnen, was ein anderer schon eine recht 

 laute Stimme nennt! Andererseits hat der eine Arzt eine tiefe und 

 der andere eine hohe Stimme. Dies ist aber keineswegs gleichgültig, 

 da die Hörschärfe und Hörschwelle in den verschiedenen Tonlagen 

 bei fast jedem Menschen verschieden sind. Es kommt aber bei dieser; 

 Methode auch auf den Raum an, in dem die Prüfung vorgenommen 

 wird. Es spielt sowohl die Grösse als auch dessen Akustik eine 

 grosse Rolle. Erst kürzlich wurde in medizinischen Zeitschriften auf 

 die Übelstände dieser Methode hingewiesen, wobei erwähnt wurde, 

 dass sogar die krassen Fälle vorkamen, dass Leute, die effektiv 

 schlecht hörten, als dienstfähig bezeichnet und guthörende entlassen 

 wurden. Auch wird auf diese Weise mancher fälschlicherweise der 

 Simulation beschuldigt. 



Um die Missstände der genannten Methode zu vermeiden und 

 eine Tonquelle zu schaffen, die die menschliche Stimme ersetzt, 

 konstruierte Hughes folgenden Apparat (Fig. 1): 



E ist eine Stromquelle, die den Induktionsapparat J speist. Der 

 Strom des Elementes E wird dabei von einem Selbstunterbrecher 

 rhythmisch unterbrochen und durch diese Stromstösse wird in der 

 Sekundärwickelung der Induktionsspule ein Wechselstrom erzeugt. 

 Dieser Wechselstrom wird zu der Spule S und der entgegengesetzt 

 gewickelten Spule S u mit weniger Windungen als Spule S, geleitet. 



