Verfahren der objektiven Prüfung und Messung der Hörfähigkeit usw. 197 



Rohr P wird der Windlade K Luft unter Druck zugeführt. Das 

 Rohr M führt zu einem Manometer und r ist das Blasrohr, das den 

 Luftstrom gegen die Lochreihe des Radkranzes R führt. 



In gleicher Achse mit dem Blasrohr r, jedoch auf der anderen 

 Seite des Radkranzes R befindet sich das Rohr H mit der trichter- 

 artigen Erweiterung a. Über das Ende dieses Rohres wird ein 

 Gummischlauch gesteckt, der in den äusseren Gehörgang des zu 

 prüfenden Ohres eingeführt wird. 



G 



■ M 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



Wenn nun der Radkranz R rotiert und gegen ihn aus dem Rohr r 

 Luft geblasen wird, so entsteht ein Ton, der durch den Trichter a, 

 das Rohr H und den Gummischlauch dem Ohr zugeführt wird. Die 

 Höhe des Tones ist abhängig von der Umdrehungszahl des Rad- 

 kranzes R, die durch ein Tachometer leicht festgestellt werden kann. 

 Die Tonstärke jedoch jst abhängig von dem Druck, mit dem die 

 Luft aus der Windlade K gegen die Lochreihe geblasen wird. Und 

 wie wir im Folgenden sehen werden, ist gerade die genaue Bestimmung 

 dieses Druckes mit grossen Schwierigkeiten verknüpft. 



Edelmann verwendete hierzu zunächst ein in der Fig. 3 und 4 

 dargestelltes Flüssigkeitsmanometer mit Fernrohrablesung. 



Ein U-förmiges Rohr G ist mit einer Teilung M versehen und 

 teilweise mit Wasser gefüllt. Der Schlauchansatz S ist durch einen 

 Gummischlauch mit der Windlade K verbunden. Die durch den 



