Fritz Lux: 



Druck entstehende Verschiebung der Wassersäule wird durch einen 

 Fernrohrapparat (Fig. 4) abgelesen. Mit diesem Apparat lässt sich 

 der Luftdruck mit einer Genauigkeit von 0,02 mm bestimmen. 



Diese Genauigkeit ist jedoch zur Bestimmung des Hörvermögens 

 bei der ausserordentlichen Empfindlichkeit unseres Ohres völlig un- 

 genügend. Zu diesem Zweck 

 müssen wir vielmehr Drucke 

 von weniger als 0,01 mm 

 "Wassersäule mit einer Ge- 

 nauigkeit von 0,0001 mm 

 messen können. 



Zu diesem Zweck kon- 

 struierte Edelmann das in 

 der Fig. 5 dargestellte Luft- 

 druckmikrometer. An einem 

 Kokonfaden S ist ein Glim- 

 merblättchen B befestigt. 

 Steif mit diesem verbunden 

 ist der Spiegel P und das 

 zylindrische Kupferstück K, 

 das als Dämpfung zwischen 

 den Polen des Magneten M 

 hängt. Das Glimmerblätt- 

 chen B befindet sich inner- 

 halb des Zylinders A aus 

 Glas. Durch eine Bohrung 

 dieses Zylinders führt das 

 Rohr D, das mit einem 

 Mundstück gegen das Glim- 

 merblättchen gerichtet ist. 

 Das Rohr D ist durch einen Schlauch mit der Windlade K (Fig. 2) 

 verbunden. Die aus dem Mundstück des Rohres D ausströmende 

 Luft verdreht das Glimmerblättchen entsprechend ihrem Druck und 

 die Verdrehung wird durch den Spiegel P mittels eines Lichtstrahles, 

 wie bei einem Spiegelgalvanometer, an einer Teilung abgelesen. 



Dieses Instrument wird zunächst bei grösseren Drücken mit dem 

 schon beschriebenen Flüssigkeitsmanometer geeicht. 



Zur Bestimmung der Hörschwelle eines Ohres verfährt man 

 folgendermaassen : 



