Verfahren der objektiven Prüfung und Messung der Hörfähigkeit usw. 20e> 



Die Fig. 7 zeigt nun den fertigen Apparat; a ist der kleine 

 Antriebselektromotor, b die rotierende Scheibe mit den aufgesetzten 

 Spulen, c das Tachometer zur Messung der Umdrehungszahl und 

 damit der Tonhöhe. Das Tachometer zeigt hier zweckmässig anstelle 

 der Umdrehungszahl gleich die Schwingungszahl des betreffenden 

 Tones oder dessen musikalische Bezeichnung, also zum Beispiel C r , 

 C, c, c 1 , c 2 usw., an. 



d ist eine Vorrichtung, die den dem Telephonhörer zugeführten 

 Strom von Zeit zu Zeit, etwa alle 5 Sekunden, auf die Dauer von 































f 





~2 °' 5 

 g 

































p 











Zinke 



S Ohr 

















1 





JA 







cd 











recht 



?s Ohi 





















CO 







































3 0,3 





\ 

























t 

 1 



i 





1 





\ 

 \ 























/ / 

 / / 



' 





g 





V 1 























/ / 

 i / 



/ 



i 







c 





\ 



"••» 





















i 

 i 







0,1 











\ 













/ S 



r" 

























... e 













10 



20 



30 



40 50 



60 70 80 90 100 300 



C c c> 



Schwingungen in der Sekunde. 



500 900 1300 1700 2100 

 r- c 3 g& 



Fig. 8. 



5 Sekunden unterbricht. Dies ist erforderlich, da unser Ohr für 

 schwache, konstant dauernde Töne leicht ermüdet, wodurch die 

 Genauigkeit der Messung beeinträchtigt werden würde. 



Unter Zugrundelegung des Schemas nach Fig. 6 verfährt man 

 nun zur Bestimmung der Hörschwelle folgendermaassen : Mau lässt 

 durch Benutzung des Regulierwiderstandes h zunächst den Elektro- 

 motor mit einer Geschwindigkeit laufen, die zum Beispiel dem Ton 

 C x entspricht. Während der zu Prüfende den Telephonhörer am 

 Ohre hat, schickt man nun unter Benutzung des zweiten Regulier- 

 widerstandes h einen Gleichstrom durch die feststehenden Spulen. 



