71 



(Aus dem gerichtlich-medizinischen Institut der Universität Zürich.) 



Registrierung* taehographischer Kurven 

 mit Hilfe des Saitengalvanometers. 



Von 

 Dr. med. et phil. Robert Heller. 



Die Aufnahme von Tachogrammen bei experimentellen und 

 klinischen Arbeiten ist bisher relativ selten vorgenommen worden. 

 Der Grund liegt zu einem nicht geringen Teile darin, dass die 

 exakte Kegistrierung tachographischer Kurven mit Schwierigkeiten 

 sich verknüpfte, deren technische Bewältigung besonders für Tier- 

 versuche von längerer Dauer oder diagnostische Anwendungen am 

 Krankenbette nicht befriedigend genug ist. 



Das ursprüngliche Verfahren von Kries, bei welchem die 

 Aufnahme volumetrischer Geschwindigkeitsänderungen eines Körper- 

 teiles durch Photographieren einer Gasflamme vorgenommen wird, 

 deren Höhe entsprechend dem Wechsel des Füllungzustandes des 

 Organes schwankt, konnte sich nicht einbürgern, da es trotz seiner 

 Empfindlichkeit eine grössere Zahl von Unvollkommenheiten besitzt. 

 Insbesondere das Flackern der Flamme bei zu grosser Ausfluss- 

 öffnung und das Photographieren derselben gibt zu vielfachen 

 Störungen Veranlassung. 



Eine grössere Verwendung haben mit Membranen, Piston- 

 rekorder, Blasebalg oder ähnliehen Mechanismen arbeitende Instru- 

 mente gefunden, bei welchen die Anwendung einer Flamme ver- 

 mieden wird. Der wesentliche Nachteil einer nicht geringen Anzahl 

 der vorgeschlagenen Anordnungen dieser Art leidet an der relativ 

 geringen Anspruchsfähigkeit und grossen Trägheit des registrierenden 

 Systems, infolge welcher die Feinheiten der zeitlichen Änderungen 

 schneller, unbedeutender Volumänderungen unrichtig oder gar nicht 

 wiedergegeben werden. 



Zu den besten Instrumenten mit mechanischen Übertragungs- 

 einrichtungen gehört der Tachograph von Frank, in welchem eine 

 Herztonkapsel zur Aufnahme der Volumschwankungen im Plethysmo- 



