72 Robert Heller: 



graphen dient. Nach den Angaben von Frank liefert dieses In- 

 strument Kurven, welche mit den Tachogrammen von Kries sehr 

 gut übereinstimmen. 



Der „Spirometer -Volumschreiber" von Strassburger gibt 

 nach den Angaben des Autors gemäss seiner Schwingungszahl eine 

 nicht ganz befriedigende Wiedergabe der Volumpulse, die Strass- 

 burger durch Verkleinerungen des Luftraumes des Plethysmo- 

 graphen und entsprechende Dämpfung der Eigenschwingungen zu 

 verbessern hofft. Die Anspruchsfähigkeit des Instrumentes wird wohl 

 auch durch die Trägheit der Registriervorrichtung recht bedeutend 

 beeinträchtigt. 



Für feinere Messungen weniger geeignet sind tachographische 

 Einrichtungen mit Marey'schem Tambour auch bei Verwendung 

 von Kapseln, die einen grossen Durchmesser besitzen, da nicht bloss 

 der luftdichte Abschluss derselben oft unvollkommen ist, sondern 

 auch die Anspruchsfähigkeit der lockeren Membranen und die Träg- 

 heit des Schreibhebels eine präzise Registrierung nicht gestatten. 



Zum Studium der körperlichen Begleiterscheinungen psychischer 

 Vorgänge aufgenommene Volumkurven haben an die präzise Charak- 

 terisierbarkeit der Aufzeichnungen bisher keine allzu hohen Ansprüche 

 gestellt und sind meistens ein mehr oder weniger ausgesprochenes 

 Gemisch plethysmographischer und tachographischer Effekte. Wie 

 sehr sich aber auch auf diesem Gebiete die Ansprüche an die zu- 

 verlässige Deutbarkeit der registrierten Volumschwankungen steigern, 

 zeigen die Untersuchungen W e b e r ' s und seiner Mitarbeiter. 



Da die mechanischen Hilfsmittel zur Aufzeichnung taeho- 

 graphischer Veränderungen sich im allgemeinen als wenig empfehlens- 

 wert erweisen, stellt sich die Aufgabe, ob es möglich ist, auf einem 

 anderen Wege, zum Beispiel durch elektromagnetische Kräfte, bessere 

 Ergebnisse zu erreichen. 



Versuche zur Aufnahme von Tachogrammen mit Hilfe elek- 

 trischer Registriervorrichtungen scheinen bisher nicht unternommen 

 worden zu sein , trotzdem die Anspruchsfähigkeit und Empfind- 

 lichkeit des Saitengalvanometers zur Registrierung des Spitzen- 

 stosses und der Herztöne eine sehr ausgedehnte Verwendung ge- 

 funden hat. Insbesondere muss sich die Methode der gemischten 

 Stoss- Schallkurven des Herzens durch Vermittlung eines offenen 

 Systems nach dem Vorgange von Einthoven zweifellos zu einer 

 sehr leistungsfähigen tachographischen Technik ausarbeiten lassen. 



