Registrierung tachographischer Kurven mit Hilfe des Saitengalvanometers. 73 



Die Hauptschwierigkeiten einer elektrischen Übertragung liegen 

 in der Auffindung einer befriedigenden Methode der Verwandlung 

 der kinetischen Energie der zu registrierenden periodischen Volum- 

 änderungen in die elektrische Energie, deren Schwankungen mit 

 Hilfe des Saitengalvanometers beobachtet werden. Eine Lösung 

 dieser Aufgabe ohne Einschaltung von Membranen oder anderer 

 träger Systeme mit unzweckmässigen Eigenfrequenzen gibt die 

 folgende Anordnung. 



Die Registrierung geschieht bei derselben mit Hilfe eines Mano- 

 meters, welches auf thermoelektrischem Wege die Transformation 

 der mechanischen Energie in elektrische vorzunehmen gestattet. 

 Ein auf diesem Prinzip aufgebautes Manoskop ist von Gueritot 

 konstruiert und für die Messung der magnetischen Suszeptibilität 

 von Gasen von Piccard und Bonazzi ausserordentlich verfeinert 

 worden. 



Das Manometer besteht im Prinzip aus zwei in eine Glasröhre 

 eingeschmolzenen Thermoelementen aus feinen Drähten, die auf 

 konstanter Temperatur gehalten werden 1 ). Wenn eine Gasbewegung 

 in dem Glasrohre stattfindet, entsteht eine Temperaturdifferenz 

 zwischen beiden Thermoelementen, die an einem in dem Stromkreis 

 derselben eingeschalteten Saitengalvanometer einen Ausschlag erzeugt. 



Die trägen Massen sind bei der geschilderten Versuchsanordnung 

 reduziert auf die Luft im Plethysmograph und den Röhren. Die 

 Frequenz der Eigenschwingungen der Luftübertragung lässt sich 

 durch geeignete Wahl der Dimensionen des Apparates entsprechend 

 den besonderen Zwecken in weiten Grenzen erhöhen. Daneben ist 

 noch die Trägheit der Thermoelemente gegenüber Änderungen der 

 Temperatur zu berücksichtigen, die bei entsprechend kleinen Dimen- 

 sionen derselben äusserst klein ist 2 ). 



Mit Hilfe des angegebenen Instrumentes lassen sich die tacho- 

 graphischen Schwankungen in einem Plethysmographen mit offener 

 Zuleitung in sehr vollkommener Weise beobachten. 



Die Ergebnisse der photographischen Registrierung tachogra- 

 phischer Kurven und verschiedene experimentelle und klinische An- 



1) Herrn Privatdozent Dr. Piccard danke ich für die liebenswürdige 

 Überlassung eines empfindlichen Manometers. 



2) Statt der Thermoelemente kann man eine bolometrische Einrichtung in 

 eine Glasröhre einbauen. 



