Der Thermostrom des Muskels. 359 



Ferner lassen sich unter diesen Umständen zur Ableitung am Muskel 

 unsere Elektroden hohen Widerstandes verwenden, welche bei Ver- 

 meidung von Ton oder dergleichen die Bildung einer ideal reinen 

 Grenzschichte der Elektrodenflüssigkeit am Muskel gestatten. 



Die Schachteln des Elektrometers waren mit den Polen der zu 

 messenden Kette durch eine in Metallhülsen gelegte Leitung ver- 

 bunden unter Zwischenschaltung eines bernsteinisolierten Quecksilber- 

 kommutators und Schlüssels mit Stahlnäpfen. Die Hälften des 

 schwingenden Mittelkörpers wurden auf 440 Volt Differenz aufgeladen. 

 Der obere Aufhängefaden aus Wollastondraht war 0,01 mm, der untere 

 0,005 mm dick. Die Spiegelablesung geschah mittels Fernrohr aus 

 2 m Abstand. Durch genaue zentrische Justierung wurde bei 

 kommutierten Ausschlag eine Empfindlichkeit von rund 0,5 Milli- 

 volt für den Skalenteil bei guter Schätzbarkeit von 0,1 Millivolt 

 erzielt. Das Instrument wurde während des Versuchs durch Messung 

 eines mittels Weston- Voltmeter auf 0,01 Volt bestimmten und durch 

 einen Präzisionsrheostaten von 1000 Ohm geschlossenen Edison- 

 akkumulators in der Weise geeicht, dass ein Zehntel und ein 

 Zwanzigstel der Klemmenspannung des Akkumulators (rund 140 bzw. 

 70 Millivolt) am Widerstände abgenommen wurde. In dieser Weise 

 wurde zugleich die Proportionalität von Nadelausschlag und an- 

 gelegter Spannung geprüft. Die berechneten und gefundenen Werte 

 sollen für zwei beliebige Beobachtungen um nicht mehr als 0,5% 

 untereinander abweichen. Wie erwähnt, wurde der Ausschlag nach 

 beiden Seiten einer Bestimmung zugrunde gelegt, wobei aus vier 

 Umkehrpunkten auf jeder Seite zwei Mittelwerte nach dem Ver- 

 fahren für massig gedämpfte Schwingungen berechnet wurden. Die 

 halbe Summe der vier Mittelwerte bildete eine Ablesung. Nach jeder 

 Ablesung wurde der Messkreis geöffnet, die Binantenschachtel in 

 sich geschlossen und damit die Nullstellung wiederhergestellt. Zu 

 diesem Kurzschluss verwendeten wir eine mit isoliertem Griff ver- 

 sehene Metallstange, welche auf zwei Kontaktstellen gelegt und vor 

 der Messung von denselben gleichmässig abgehoben wurde. Kleine 

 störende Aufladungen können durch Berührung mit Halbleitern 

 (Papierstreifen) beseitigt werden. Wir fanden es vorteilhafter, Kom- 

 mutator und Schlüssel nicht mittels Schnurübertragung, sondern mit 

 dem Finger zu betätigen, wobei die berührten Enden der Isolier- 

 griffe zweckmässig mit kleinen Stanniolkäppchen versehen werden. 



Als Ableitungselektroden vom Muskel verwenden wir an den oberen 



