512 Hugo Schulz: 



Um diese beiden Nachteile zu vermeiden , mussten andere Be- 

 dingungen gestellt werden. Es kam zunächst darauf an, für alle 

 Versuchsreihen eine absolut gleich wirkende, unveränderlich bleibende 

 Lichtstärke zu erhalten. Weiter musste verlangt werden, dass auch 

 die jedesmal zur Beobachtung kommende Farbe stets genau den- 

 selben Charakter besass. Vor allen Dingen musste die Farbe absolut 

 rein sein. Bei unseren früheren Versuchen hatte es sich um Tages- 

 licht gehandelt, das, durch eine farbige Lösung filtriert, in das Auge 

 gelangte. Endlich musste es sich erreichen lassen, dass das Licht 

 für das Auge des jeweiligen Beobachters die richtige Intensität besass. 

 Es durfte nicht zu schwach erscheinen und vor allen Dingen nicht 

 bei längerer Beobachtung unter normalen Verhältnissen blendend 

 wirken. Um allen diesen Übelständen aus dem Wege zu gehen, 

 habe ich mir von der Firma Schmidt & Haensch, Berlin, einen 

 besonderen Apparat konstruieren lassen. Einige Veränderungen an 

 demselben, die sich während des Arbeitens als notwendig heraus- 

 stellten, hat der Mechaniker des hiesigen physikalischen Instituts, 

 Herr Westphal, in durchaus zufriedenstellender Weise nach- 

 träglich noch angebracht. 



Der Apparat. 



Das Prinzip des Apparates, des Farbenempfindungs- 

 messers, beruht auf der Verbindung eines geradsichtigen Spektroskops 

 mit einem Polarisationsapparat. Das Spektroskop gibt die Möglich- 

 keit, mit absolut reinen Farben arbeiten zu können. Die wechselnde 

 Einstellung des Analysators am Polarisationsapparate gestattet, die 

 im Gesichtsfelde befindliche Farbe in dessen einer Hälfte nach Be- 

 lieben zu verdunkeln. 



Beide, Spektroskop und Polarisationsapparat, sind gemeinsam 

 auf einem festen Stativ montiert. Als Beleuchtungsquelle dient 

 eine Nernst-Lampe, die für eine Spannung von 220 Volt eingerichtet 

 ist. Das Spektroskop kann mit Hilfe einer graduierten Trommel 

 an der Stellschraube auf jede gewünschte Wellenlänge des Spektrums 

 eingestellt werden, An beiden Enden des Spektroskops befindet 

 sich je eine Spaltvorrichtung, die, ebenfalls mit graduierter Trommel- 

 schraube versehen, die Spaltbreite nach Bedarf einzustellen gestattet. 

 Das Licht gelangt mithin nach seinem Durchtritt durch den ersten 

 Spalt in das Spektroskop, wird dort zerlegt, und der für den einzelnen 

 Versuch notwendige Teil des Spektrums gelangt dann durch den 



