489 



Das Registrieren von Vokalkurven 

 mit dem Oszillographen. 



Von 

 Prof. Dr. J. K. A. Wertheim-Salomonson, Amsterdam. 



(Mit 1 Textfigur.) 



In den letzten Jahren hat die Anfertigung von genauen Vokal- 

 kurven eine erhöhte Bedeutung gewonnen. Die experimentellen 

 Untersuchungen von Hermann, Samoyloff, Scripture, 

 Zwaardemaker und vielen anderen Forschern haben zur Genüge 

 den grossen Nutzen derselben klargelegt. 



In der jüngst erschienenen Arbeit P o i r o t ' s (die Phonetik, Handb. 

 d. physiologischen Methodik, Leipzig 1911) finden sich die ver- 

 schiedenen Methoden in mustergültiger Weise zusammengestellt, 

 wobei auch die elektrische Phonautographie gebührend hervor- 

 gehoben wird. 



Es sei mir gestattet, im folgenden einige Betrachtungen über 

 den Gebrauch des Oszillographen zum Darstellen dieser Kurven zu 

 geben. Diese Betrachtungen dienen hauptsächlich zur Erweiterung 

 der Poirot' sehen Beschreibung, und speziell um zu zeigen, unter 

 welchen Bedingungen einwandfreie Kurven erhalten werden können. 



Um mittels des Oszillographen Vokalkurven aufzuschreiben, muss 

 jedenfalls ein Mikrophon benutzt werden. Ich habe bis jetzt ein 

 einfaches Mikrophon von Mix und Genest benutzt, mit einem 

 mittleren Widerstand von etwa 7 — 8 Ohm. Ich erhielt damit sehr 

 gute Resultate. Es ergab jedoch ein Stentor- Mikrophon, wie 

 Hermann benutzt, bessere Resultate. Ich möchte hier noch be- 

 merken, dass eine genaue Untersuchung über das Mikrophon noch 

 nicht vorliegt, und dass ich, wie es auch Hermann u. a. getan 

 haben, vorläufig angenommen habe, dass das Mikrophon keine Ent- 

 stellung verursacht. 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 144. 33 



