Das Registrieren von Vokalkurven mit dem Oszillographen. 495 



Selbstinduktionskoeffizienten = L x -\-L 2 + 2 Zlf, als von einer einzigen 

 Wicklung, während der Widerstand R x + R 2 also zweimal grösser 

 wäre. Die Zeitkonstante der beiden Rollen zusammen ist also 

 0,0086. Wir können nun berechnen (s. Fleming, The handbook 

 for the electric laboratory and testing Room I p. 521 u. ff.), dass mit 

 einem Kupferdraht von ungefähr 870 g Gewicht, welcher in Max well' - 

 scher Form gewickelt wird, eine Zeitkonstante von ungefähr 0,009 

 erhalten werden kann. Will man ganz sicher sein, so ist es emp- 

 fehlenswert, sogar eine bedeutend grössere Quantität Kupfer zu 

 nehmen. Ich habe mir eine Rolle wickeln lassen, wobei a = 2,5 cm 

 also der quadratische Querschnitt eine Höhe und Tiefe von 2,5 cm 

 besass, während der innere Durchmesser 6,7 cm, der äussere Durch- 

 messer 11,8 cm betrug. — Hierzu wurden etwa 1,1 kg Draht benutzt. 



Mit einem derartigen Transformator erreichen wir praktisch eine 

 vollkommen genaue und zuverlässige Wiedergabe der Klangkurven. 



Wie aus obiger Beschreibung hervorgeht, wird von mir ein 

 Lufttransformator, also ohne Eisen benutzt. Es steht jedoch nichts 

 im Wege, einen eisenhaltigen Transformator anzuwenden. Nur ist 

 ein Transformator mit geschlossenem Eisenkreis nicht zulässig. Der 

 Primärstrom setzt sich zusammen aus einem konstanten Strom, auf 

 dem ein Sinusstrom superponiert ist. Bei einem geschlossenen Eisen- 

 kern wird dabei das Eisen so hoch magnetisiert, dass eine Pro- 

 portionalität zwischen Kraftlinienzahl und Stromstärke nicht mehr 

 vorhanden zu sein braucht. Bei einem Transformator mit offenem 

 Eisenkreis durchsetzen die magnetischen Kraftlinien einen so be- 

 trächtlichen Weg durch die Luft, dass der Magnetismus praktisch 

 immer in dem Teil der Magnetisierungskurve verbleibt, welcher linear 

 ansteigt. Hier darf also Proportionalität zwischen Magnetisierung 

 und Stromstärke erwartet werden. Es steht somit nichts im Wege 

 einen Eisenkern zu gebrauchen. Hierbei wird schätzungsweise die 

 Selbstinduktion der Drahtrollen etwa zehnmal erhöht. Wir können 

 also in diesem Fall mit beträchtlich weniger Kupfer auskommen. Eine 

 rohe Näherungsrechnung zeigte, dass ungefähr 60 g Kupferdraht 

 für beide Wicklungen zusammen genügt, bei einer kurzen dicken 

 Drahtrolle, welche mit einem gut unterteilten geraden Eisenkern 

 versehen ist. 



Soweit meine Versuche gehen, zeigte es sich, dass ein derartiger 

 eisenhaltiger Transformator ebensogut wirkt als der grössere Luft- 

 transformator. 



