504 J- K. A. Wertheim- Salomonson: Das Registrieren etc. 



Stellen wir nun diesen Wert für die Periode als t in den Dämpfungs- 



1 . 

 faktor e~"T- ein, also 



t TT 



2 y dü-T 



yi = £ i' 514 4 = £ 



11,60 



dann ist 1,064 das logarithmische Dekrement und 11,60 der 

 Dämpfungsfaktor. 



In ähnlicher Weise lassen sich Dekrement und Dämpfungsfaktor 

 für jeden beliebigen Wert von A 2 berechnen. Für die semikritische 

 Dämpfung ist das Dekrement genau = rc. In die Tabelle sind die 

 Dekremente und Dämpfungsfaktoren für die semikritische Dämpfung, 

 für 3 °/o, 5 % und 10 °/o Maximalkorrektion eingetragen. 



Wir erkennen, dass der Oszillograph die verlangte Dämpfung 

 besitzt, wenn die Eigenschwingungen den zu dem Dämpfungsgrade 

 gehörigen Dämpfungsfaktor zeigen. Wünschen wir z. B. 3 °/o Maximal- 

 fehler, dann soll das Verhältnis zweier sukzessiver Schwingungen 

 11,6 betragen. Für praktische Zwecke genügt es zu sorgen, dass 

 das Amplitudenverhältnis etwa zwischen 10 und 13 liegt. 



In obiger Arbeit wurde erörtert, welche die günstigsten Be- 

 dingungen sind für die Konstruktion eines Transformators für die 

 Aufnahme von Vokalkurven, und welche die günstigste Weise ist, 

 um den Oszillographen zu benutzen. Herr Kollege Prof. Dr. B o u m a n 

 hat schon verschiedene Kurven, die mit dem Oszillographen ge- 

 wonnen sind , analysiert und wird die Resultate seinerseits ver- 

 öffentlichen. Auch ist eine grössere Untersuchung in Vorbereitung, 

 dessen Resultat wir gemeinsam zu veröffentlichen gedenken. 



