552 P. v. Grützner: 



geht in seinem schmalen Ende in einen passend geformten Handsriff 

 über, der in einen Dreifuss gesteckt werden kann. So steht es 

 senkrecht fest, Zum Gebrauch hebt man es, wenn nöthig, aus dem 

 Dreifuss heraus und hält es senkrecht in dem Handgriff. Auf dem 

 vorderen vertical stehenden Glas des keilförmigen Gefässes ist ein 

 schwarz gebeiztes Messingblech befestigt, welches in seiner Mitte von 

 oben nach unten einen 3 mm breiten Spalt trägt und von dem 

 untersten Punkt des Keiles an gerechnet, wo die beiden Flächen sich 

 berühren, durch horizontale, dicke Querstriche in zehn gleiche Theile 

 getheilt ist. Zwischen diesen groben Theilstrichen finden sich noch 

 vier kleinere Theilstriche , die also die ganze Länge des Keils in 

 40 gleiche Theile theilen. Wird nun das Keilgefäss mit einer ge- 

 färbten Flüssigkeit, z. B. Garminlösung, gefüllt, so sieht man durch 

 den langen Schlitz unten bei der Schichtdicke 1 (Theilstrich 1) eine 

 blassrosa Farbe, die nach oben durch verschiedene rosafarbene Töne 

 in dunkles Carmoisin übergeht. 



Rechts neben dem keilförmigen Gefäss ist eine im Querschnitt 

 quadratische Hülse befestigt, die in der Mitte ihrer vorderen und 

 hinteren Wand ebenfalls einen 3 mm breiten Schlitz trägt. Sie ist 

 dazu bestimmt, ein Reagenzgläschen aufzunehmen, welches ausserdem 

 noch durch eine elastische Feder festgehalten wird. Schliesslich 

 kann man an einem rechts von der vierkantigen Hülse befestigten 

 runden Stab, entlang der Hülse eine viereckige, besonders ein- 

 gerichtete Messingplatte, welche die vordere Fläche des Keils bedeckt, 

 leicht auf und nieder schieben, so dass sie vor eine dickere oder 

 dünnere Schicht des Keils gestellt v/erden kann. Nehmen wir an, 

 diese (nebenbei bemerkt) schwarz gebeizte Platte habe einen 3 mm 

 breiten horizontalen Schlitz in ihrer Mitte, so wird sie sowohl aus 

 der Mitte des Keils wie aus der Mitte des Reagenzgläschens, welches 

 ebenfalls mit irgend einer Carminlösung gefüllt sein möge, ein rothes 

 Quadrat von 3 mm Seite freilassen. Diese beiden Quadrate kann 

 man nur ihrer Farbe nach mit einander vergleichen. Es wird nicht 

 schwer sein, die Platte entweder aufwärts oder abwärts vor dem 

 Keil so zu verschieben, bis die beiden rothen Quadrate einander gleich 

 sind. Hat man also in dem Reagenzgläschen so viel Fibrin voll- 

 kommen aufgelöst, wie in der Regel zu den Versuchen gebraucht 



der Apparat viel billiger und handlicher. Auch ist die Verschiebung des Prismen- 

 systems (s.u.) jetzt eine etwas andere und bequemere. Herr Universitätsmechaniker 

 E. Albrecht hierselbst fertigt den Apparat an. 



