554 P- v « Grützner: Ein einfacher Colorimeter nebst Bemerkungen etc. 



Die Grössenverhältnisse des von mir zuerst angewendeten 

 Apparates sind folgende: Die Höhe des Keils beträgt 15 cm, sein 

 Winkel 9°, die innere Breite des Keils 2,2 cm. Die anderen 

 Grössenverhältnisse ergeben sich hiernach von selbst. 



Nachdem ich schon längere Zeit mit diesem Keil-Colorimeter 

 gearbeitet hatte und hatte arbeiten lassen (siehe S. 546 Anm. 1 u. 3) 

 erhielt ich von der Firma F. Hell ige in Freiburg i. B. einen 

 Colorimeter zur Ansicht, welcher dem meinigen ausserordentlich 

 ähnlich, aber für andere Zwecke bestimmt ist. Er stammt von 

 W. Autenrieth und J. Königsberger 1 ), ist im Übrigen sehr 

 zierlich und compendiös gebaut und unterscheidet sich von dem 

 meinigen in folgenden Punkten. Bei ihm findet sich die zu unter- 

 suchende Flüssigkeit in einem viereckigen Glaströgehen mit plan- 

 parallelen Wänden, was gewiss im Allgemeinen sehr zweckmässig, 

 für meine Versuche aber nicht zu gebrauchen ist, da ich in ziemlich 

 schneller Folge den farbigen Inhalt von verschiedenen Reagenzgläschen 

 feststellen muss. Einen Theil ihres Inhaltes immer in das Glaströgehen 

 zu giessen, ihn wieder zu entfernen und durch einen anderen zu 

 ersetzen oder mit neuen Flüssigkeiten zu füllen, wäre über alle 

 Maassen umständlich und kaum durchführbar; denn die Flüssig- 

 keiten, welche Verdauuugsflüssigkeiten sind, müssten ja immer wieder 

 aus dem Glaströgehen in die Reagenzgläschen zurückgegossen werden, 

 was kaum möglich wäre. Für die Zwecke dagegen, zu denen jener 

 Colorimeter von den genannten Autoren erbaut ist, dürfte er sich 

 vortrefflich eignen. 



1) W. Autenrieth und J. Königsberger, Über ein neues Kolorimeter 

 und dessen Verwendung usw. Münchener med. Wochenschr. 1910 Nr. 19. 



