266 W. Roerdansz: 



mit welcher ich sehr befriedigende Resultate erhalten habe. Man 

 kann übrigens das spezifische Gewicht dieser Lösung dadurch vari- 

 ieren, dass man den Zusatz von Sublimat prozentual ändert, etwa 

 in der Form, dass man fünf verschiedene Lösungen herstellt, welche, 

 um je l°/o fortschreitend, 1 — 5% Sublimat enthalten. 



Für die Zählung der Leukocyten eignet sich nach Reinert 1 ) 

 am besten die kombinierte Methode nach Thoma und Loewit 2 ), 

 also eine l°/oige Kochsalzlösung, zu welcher 1 !s°lo Essigsäure und 

 eine Spur Gentianaviolett hinzugefügt wird. 



Nach Eintritt der Hämolyse, die durch die Hayem'sche 

 Flüssigkeit erfolgt, zeigen die Stromata der Erythrocyten als Folge 

 der hypertonischen Wirkung der physiologischen Lösung die bekannte 

 Glockenform. Beim Mischen des Blutes mit der Verdünnungsflüssigkeit 

 v/erden nun diese Blutkörperchen vermittels des in dem Mischraum 

 rotierenden gläsernen Mischkörpers durcheinander- und aneinander- 

 gewirbelt. BeidieserManipulationkönntendieStromata 

 leicht verletzt werden und müssten ihre Trümmer unter dem 

 Mikroskop sichtbar werden. Dem ist glücklicherweise nicht so; viel- 

 mehr besitzen diese Körperchen eine hohe Elastizität, 

 und nehmen sie deformierenden Kräften gegenüber 

 leicht ihre ursprüngliche Form wieder an, was experi- 

 mentell nachgewiesen ist 3 ). Ich habe nur sehr selten bei 320facher Ver- 

 grösserung Trümmer von Erythrocyten entdecken können ; wenn solche 

 jedoch vorhanden sind, ist keineswegs gleich anzunehmen, dass sie durch 

 Zertrümmerung der Erythrocyten vermittels des Mischkörpers her- 

 rühren. Diese Beschädigungen der Blutkörperchen können ja schon 

 früher, z. B. durch den operativen Eingriff am Körper, stattgefunden 

 haben. 



Das sorgfältig gemischte Blut wird dergestalt auf die Objektiv- 

 platte der Zählkainmem gebracht, dass man durch Neigen der 

 Pipette die gemischte Flüssigkeit, wie bereits erwähnt, den Weg bis 

 zur Spitze der Mischpipette ausführen lässt und von den dort heraus- 

 tretenden Flüssigkeitsmengen einen kleinen Tropfen auf die Objektiv- 

 platte in nächster Nähe der mikrometrischen Teilung abstreicht. 



1) Re inert, Die Zählung der Blutkörperchen und deren Bedeutung für 

 Diagnose und Therapie. 1891. 



2) Loewit, Sitzungsber. d. Kaiserl. Akademie Wien. 1886. 



3) Nagel, Handbuch der Physiologie des Menschen S. 29. 1910. 



