Neue Blutrnischpipette sowie Kritik über die Methode der Blutmischung etc. 267 



Hier wirft nun Bürker 1 ) die Frage auf, ob während dieses 

 Vorganges eine Entmischung des Blutes eintreten könnte. 



Diese Frage ist, ein exaktes Arbeiten mit der Mischpipette 

 vorausgesetzt, entschieden zu verneinen. Meines Erachtens 

 würde man von einer Entmischung nur dann sprechen können, wenn 

 man reines unverdünntes Blut durch ganz feine Kapillarröhren fliessen 

 lassen würde. So zeigte Vierordt 2 ), dass Kapillarröhren, deren 

 inneres Lumen den grössten Durchmesser der Blutkörperchen (7,5 fi) 

 nur um weniges übertrifft, viel mehr Blutflüssigkeit als Blutkörperchen 

 aufnehmen. Auch möchte ich hier noch die diesbezüglichen Versuche 

 von Hirsch und Beck 3 ) zitieren. In einer Mischpipette dagegen, 

 in der das Blut schon etwa im Verhältnis von 1 : 200 gemischt ist 

 und in der sich eine mehrere Zentimeter hohe Flüssigkeitssäule mit 

 verschiedenen Querschnitten befindet, von denen der kleinste kaum 

 unter 0,3 mm heruntergeht, tritt bei derraschen Entleerung 

 der Pipette die Erscheinung der Entmischung fraglos 

 in den Hintergrund. 



Hier wirkt in erster Linie die Schwerkraft und der innere 

 Druck der Flüssigkeit den kapillaren Kräften entgegen. Es findet, da 

 die Blutflüssigkeit beim Sinken in rascher Folge verschiedene Quer- 

 schnitte passiert, ein permanentes Durch wirbeln der Flüssigkeitsschichten 

 statt, wobei die hochgradig elastischen Stromata der Erythrocyten in 

 der Flüssigkeit hin und her geschleudert werden; sie prallen hierbei auf 

 die Glaswände auf und werden von dort wieder abgestossen, so dass 

 durch diese kontinuierlichen Wirbelbewegungen ein etwaiges sehnelleres 

 Ausströmen der axialen Stromfäden gegenüber den peripherischen ver- 

 hindert wird und die Flüssigkeit in ideal gemischten Zustande an der 

 Pipettenspitze anlangt und heraustritt. Hierfür spricht auch der Um- 

 stand, dass ich bei rund 100 Beobachtungen, die ich bei etwa SOfacher 

 Vergrösserung gemacht habe und bei denen ich mehrere Pipetten 

 von einem mittleren Kapillarröhrendurchmesser von 0,3 mm benutzte, 

 stets ein Bild erhielt, das mir eine gut ausgebildete Verteilung der 

 Erythrocytenstromata zeigte. 



Hiermit glaube ich die physikalischen und physiologischen Vor- 

 gänge, welche sich während der Blutaufnahme und -mischung sowie 



1) Bürker, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 142 H. 7/8 S. 361. 1911. 



2) Vierordt, Untersuchungen über die Fehlerquellen be der Zählung der 

 Blutkörperchen. Arch. f. physiol. Heilk. Bd. 11 H. 5. 



3) Hirsch und Beck, Proc. Koy. Soc. t. 78 p. 526. 1907. 



