268 W. Roerdansz: 



während der Entleerung der Blutflüssigkeit innerhalb der Blutmisch- 

 pipette abspielen, genügend erörtert zu haben, und komme ich jetzt 

 auf die Vorzüge der neuen Form der Fleischhauer' sehen Blut- 

 mischpipette zu sprechen. 



Vorzüge der Fleischhauer' sehen Blutmischpipette gegenüber 

 der bisher gebräuchlichen Mischpipettenform. 



Eine der wesentlichsten Verbesserungen, die die 

 Fleischhauer' sehe Blutmischpipette aufweist, ist die An- 

 bringung eines über den Messräumen liegenden Misch- 

 raumes. Durch diese Anordnung ist der gläserne Misch- 

 körper, der Störenfried bei der Justierung der bisherigen Form, 

 endgültig aus den Messräumen ausgeschaltet. Der 

 Fabrikant wird nunmehr in der Lage sein, die Justierung dieser 

 Pipetten mühelos vornehmen zu können, ebenso wie jetzt ein Nach- 

 prüfen der messenden Räume in kurzer Zeit vorgenommen werden kann. 



Vor 2 Jahren wurden mir mehrere Mischpipetten nach Thoma-Zeiss 

 zur Nachprüfung überwiesen, und stiess ich hierbei insofern auf Schwierigkeiten, 

 als das Quecksilber, das in die messenden Räume eingesogen und dessen Masse 

 hernach durch Wägung bestimmt werden sollte, als nicht benetzendes flüssiges 

 Metall sich nicht glatt an die Wandungen des Mischkörpers anlegte, vielmehr 

 sich zwischen Körper und Quecksilber ein lufterfüllter Raum bildete, welcher 

 bewirkte, dass die ermittelten Resultate rund um 1 % vom Mittelwert abwichen. 

 Erst nachdem das Quecksilber in die zuvor evakuierte Miscbpipette vorsichtig 

 eingefüllt werden konnte, zeigten die Resultate befriedigende Übereinstimmung. 

 Dieses Prüfungsverfahren ist jedoch ausserordentlich zeitraubend und mühsam, 

 während andererseits die Auswägung des ganzen Raumgehaltes der Mischpipette 

 mittelst Wassers ein Resultat liefern würde, das zu der Genauigkeit des mit Hilfe 

 von Quecksilber ermittelten Resultates des Teilvolumens der Pipette bis zur 

 Marke 0,5 resp. 1,0 sich wie 1:13,5 verhalten würde 1 ). 



Wie zu erwarten war, gestaltete sich dagegen die Prüfung einiger Fleisch- 

 hau e r ' scher Blutmischpipetten bedeutend einfacher, und betrugen bei Er- 

 mittlung der Rauminhalte auf hunder tstel Kubikmillimeter die 

 Abweichungen vom Mittelwerte im Maximum nur 0,09%! Es wurde, 

 von der Spitze bis zur obersten Marke gemessen, als Raumgehalt ermittelt für die 



Pipette Nr. 1 Pipette Nr. 2 

 bei der ersten Wägung . . . 281,31 emm 296,33 emm 



., „ zweiten „ .... 281,01 „ 296,72 „ 



., „ dritten „ .... 280,94 „ 296,58 „ 



„ „ vierten „ .... 280,94 „ — „ 



Die grösste Abweichung vom 



Mittelwert betrug mithin . . . 0,09 % 0,07 % 



1) Reinert, Die Zählung der Blutkörperchen. 1891. 



