Neue Blutmischpipette sowie Kritik über die Methode der Blutmischung etc. 269 



Eine weitere Vervollkommnung der neuen Mischpipetten- 

 form ist in der Anordnung der Marken zu erblicken. 

 Während bei Anfertigung der Thoma-Zeiss'schen Pipette der 

 Fabrikant darauf Bedacht nehmen musste, die Marken 1 und 10 

 (resp. 100) so dicht als möglich an die Erweiterung der Kapillaren 

 zu bringen, liegen bei der neuen Form diese Marken in zylindrisch 

 ausgezogenen Kapillarröhren. Bei der früheren Form lag stets die 

 Gefahr nahe, dass die Abmessungen nicht gleichmässig vorgenommen 

 werden konnten, da je nach der Lage der Marke die Meniskus- 

 ausbildungen verschieden ausfallen konnten; denn während der 

 Meniskus der unteren Marke, die sich unmittelbar an den sich zur 

 Ampulle erweiternden Teile der Kapillarröhre befindet, ganz flach 

 erscheint, kann in derselben Pipette der Meniskus der oberen bereits 

 im Kapillarrohre liegenden Marken 100 gut ausgebildet sein. Hier- 

 durch entstehen unbedingt Schätzungsfehler, die mit 

 in die späte reRechnungein gehen. Liegen bei der T h o m a - 

 Pipette die Marken andererseits in den Kapillarröhren zu weit von 

 der Ampulle entfernt, so ist der Mischkörper nicht mehr imstande, 

 den von den Marken 1 und 100 begrenzten Raum innig zu durch- 

 mischen. „Die Grenze zwischen verdünntem Blut und reiner Ver- 

 dünnungsflüssigkeit liegt", nach Bürker 1 ), „in diesem Falle nicht, 

 wie es sein soll, an der unterhalb der Ampulle befindlichen obersten 

 Marke 1 der Messkapillare, sondern höher." Der Fabrikant solcher 

 Geräte befand sich bezüglich der Anbringung der Abgrenzungs- 

 marken 1 und 10 (resp. 100) nach oben Gesagtem stets in einer 

 Zwangslage, ja ich möchte fast behaupten, dass Unmögliches von ihm 

 verlangt wurde. 



Bei der Anfertigung der Fleischhau er' sehen Pipette 

 dagegen hat die Entfernung der Marken 1 und 10 (resp. 100) 

 von der Erweiterung kaum eine Bedeutung mehr; nur 

 ist bei den Raumabmessungen auf die Anbringung der Hilfsteilungs- 

 marken Rücksicht zu nehmen. Die neue Pipetten form weist 

 nämlich an den Marken 0,5, 1 und 10 (resp. 100) Hilfs- 

 teilungen auf, welche von den Marken nach oben- sowie nach 

 uutenhin in der Weise verlaufen, dass sie jeweilig eine kleinste 

 Raumeinheit in zehn gleicheTeile teilen. Ich halte diese 

 Einrichtung für eine grosseErleichterung im praktischen 



1) Bürker, Arch f. d. ges. Physiol. Bd. 142 H. 7 S. 



