270 W. Roerdansz: 



Gebrauch der Pipetten. Wenngleich sich durch Hinterlegung 

 eines Milchglasstreifens an der Pipette die aufsteigende Blutsäule 

 gut und scharf abhebt, so kann es doch vorkommen, dass die Höhe 

 des eingesogenen Blutes nicht genau bis zur Marke 0,5 oder 1 reicht. 

 Diese in der Praxis gar nicht zu vermeidende Unsicherheit des 

 Füllens der Pipette machte sich, wie auch Bürker hervorhebt, bei 

 dem bisher gebräuchlichen melangeur oft unangenehm bemerkbar, 

 namentlich dann, wenn die Blutsäule nicht ganz bis zur Marke heran- 

 reichte. Hier schafft die neu angebrachte Hifsteilung 

 sofort Wandel, und ist eine ganz präzise Schätzung bis 

 auf Hundertstel der jeweiligen kleinstenRaumeinheit 

 ermöglicht. Ausserdem wird, da die Menisci der abzulesenden 

 Flüssigkeitssäulen stets in kapillaren Rohrteilen liegen, die Meniskus- 

 ausbildung immer eine gleiche sein, oben wie unten, und 

 können die bei der neuen Pipettenform ermittelten Schätzungswerte 

 der Flüssigkeitsvolumina ohne weitere Bedenken in die Rechnung 

 eingehen. 



Um die fertig gemischte Flüssigkeit längere Zeit in der 

 Blutmischpipette aufbewahren zu können, sind die beiden 

 Kommunikationswege zur äusseren Atmosphäre beider Fleischhauer- 

 schen Pipette versperrt, was dadurch erreicht wird, dass das obere 

 Ansaugrohr, wie die Spitze des unteren kapillaren Ein- 

 saugrohres, durch luftdicht aufgeschliffene Verschluss- 

 kappen abgedichtet ist. Hierdurch wird verhindert, dass die 

 Blutmischung durch Abgabe von Wasserdämpfen an die äussere 

 Atmosphäre konzentrierter wird. Infolgedessen ist es nunmehr mög- 

 lich, eine Blutmischung längere Zeit einwandfrei in der 

 Mischpipette aufzubewahren und beliebige Zählungen mit 

 ein und derselben stets konstant bleibenden Blutverdünnung zu 

 verschiedenen Zeiten ausführen zu können, eine Tatsache, die sich 

 mit meinen nachfolgend angegebenen Zählresultaten vollkommen deckt. 

 DasAnbringen derVerschlusskappen andenEndender 

 Pipette ist somit auch als eine wesentliche Verbesse- 

 rung oder Vervollkommnung der früheren Form des melangeurs 

 anzusprechen, und ist das Fehlen derselben für Bürker J ) auch 

 ein Grund gewesen, die Mischpipette zu verwerfen. 



Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass die neue Misch- 



1) Bürker, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 142 H. 8 S. &§ 



