Neue Blutmischpipette sowie Kritik über die Methode der Blutmischung etc. 271 



pipette an den beiden Erweiterungen Standflächen er- 

 halten hat, welche es ermöglichen, das Gerät in wagerechter 

 Lage so auf den Experimentiertisch hinzustellen, dass es im 

 Gegensatz zum früheren melangeur unverrückbar in seiner ihm einmal 

 gegebenen Lage verharrt. 



Nachdem ich die äusserlich sichtbaren Vorzüge der neuen 

 Mischpipette besprochen habe, möchte ich hier noch einige kurze 

 Bemerkungen über den bei diesem Instrument beobachteten Vorgang 

 des Mischens und den der Übertragung der gemischten Flüssigkeiten 

 auf die Zählkammer einflechten. 



Die Mischung von Blut und Verdünnungsflüssigkeit vollzieht sich 

 bei richtigem Arbeiten, wie bereits erwähnt, bei der Fleisch- 

 hau er 'sehen Pipette ausserordentlich glatt und schnell. Sie beginnt 

 bereits, wie makroskopisch deutlich wahrnehmbar, beim Eintritt beider 

 Flüssigkeiten in die zwischen den Marken 1 und 10 (resp. 100) ge- 

 legenen Ampulle. Beim weiteren Mischen im Mischraum ist nur 

 darauf Obacht zu geben, dass die gemischten Flüssigkeiten dabei 

 nicht in das obere Ansaugrohr hinüberfliessen, und dass durch allzu 

 heftiges Schütteln und Rotieren nicht Luftblasen entstehen, die einer 

 darauf folgenden Übertragung der Blutflüssigkeit auf die Zählkammer 

 hinderlich werden könnten. Bei vorschriftsmässigem Mischen, das 

 bei einiger Übung leicht erzielt werden kann, ist ein Auftreten von 

 Luftblasen so gut wie ausgeschlossen, und kann der Austritt einer zu- 

 sammenhängenden und kontinuierlich ausströmenden Flüssigkeitsmenge 

 behufs Übertragung eines beliebig grossen Tropfens auf die Zählkammer 

 mühelos erreicht werden; nur muss selbstverständlich diese Operation 

 sofort nach vollendeter Mischung unternommen werden. 



Wie aus Gesagtem ersichtlich ist, erfolgt die Mischung in 

 der neuen Pipettenform ebenso einfach und dabei zuver- 

 lässiger als in dem von Bürker verworfenen melangeur. 

 Zur Erhärtung dieser Behauptung sowie zum Beweise der Tatsache, 

 dass die Blutmischung in der Fleischhauer 'sehen Mischpipette 

 tagelang gut haltbar ist, will ich einige meiner Zählresultate an- 

 führen, welche ich mit Hilfe einer Thoma-Zeiss' sehen Zählkammer 

 bei etwa 240facher Vergrösserung erhalten habe. 



Erster Versuch. 



Es wurden bei drei Zählungen in je 200 Quadraten im Mittel 981 Erythrocyten 

 gezählt. Diese Blutmischung wurde in einer zweiten Pipette auf das Zehnfache 

 verdünnt. Von dieser zweiten Verdünnung ergab eine dreimalige Zählung in je 



