Neue Blutmischpipette sowie Kritik über die Methode der Blutmischung etc. 273 



dings von Bürker angewandte Methode der Blutmischung 

 sowie der hierzu notwendigen Abmessungsmethoden 

 vermittels Mischkölbchens und getrennter Pipetten 

 kritisch beleuchten. 



Bürker 1 ) braucht zur Ausführung seiner Methode, wie ein- 

 gangs näher beschrieben, ausser der Zählkammer noch vier Instrumente. 

 Um das Blut sowie die Verdünnungsflüssigkeit von den Pipetten in 

 das Mischkölbchen zu übertragen, bläst Bürker 2 ) nach Aufhören des 

 zusammenhängenden Ablaufes der Pipetten zu wiederholten Malen 

 den Flüssigkeitsrest der Pipetten in das Mischkölbchen aus und tupft 

 die an der Spitze noch austretenden Tröpfchen an der Wandung 

 des Mischkölbchens ab. Das Entleeren der das Blut enthaltenden 

 Pipette in das Mischkölbchen, in welches vorher die Verdünnungs- 

 flüssigkeit abpipettiert wurde, geschah sogar in der Weise, dass nach 

 Ablauf des spezifisch schwereren Blutes in die unteren Regionen der 

 im Mischkölbchen befindlichen Mischflüssigkeit die Blutpipette noch 

 mehrmals durch Einsaugen der aus den oberen Schichten des Misch- 

 kölbchens stammenden reinen Verdünnungsflüssigkeit gefüllt und 

 wiederholt ausgeblasen wurde. Diese Manipulation des Wiederein- 

 saugens und Ausblasens wurde so lange wiederholt, „bis", nach 

 Bürker, „die Pipette möglichst entleert war". Da nun die Aus- 

 laufszeit der Pipetten ziemlich lang bemessen ist — sie soll für die 

 grössere Pipette etwa 40 Sekunden dauern — , so dürften die ge- 

 samten Operationen der Blutmischung nach Bürker meiner Meinung 

 nach 5 — 10 Minuten dauern. 



Ich halte diese Art der Entleerung und des Blut- 

 mischens für bedenklich, und zwar aus zwei Gründen: 

 erstens weiss man nie, wieviel Prozent des in die 

 Pipette eingesogenen Gesamtvolumens der Flüssigkeit 

 nach dem A usblasen in dem Instrument zu rückbleiben, 

 während andererseits in dem Mischkölbchen einenicht 

 zu vermeidende Verdunstung eintreten dürfte. 



Beide Fehler können sich unter Umständen kompensieren; je- 

 doch ist stets mit ihnen als variabel auftretenden Fehlern zu rechnen. 

 Dieses hebt auch Reinert 3 ) hervor, wenn er schreibt, dass „der 

 Potain'sche Schüttelmischer mit einer bequemen Handlichkeit den 



1) Bürker, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 142 H. 8 S. 340. 



2) Bürker, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 142 H. 8 S. 347 ff. 



3) Reinert, Zählung der Blutkörperchen S. 29. 1891. 



