Neue Blutmischpipette sowie Kritik über die Methode der Blutmischung etc. 275 



Grad von Unsicherheit in die Methode der Blut- 

 körperchenzählung bei Anwendung zweier Pipetten 

 hineinkommt. 



Das soeben Gesagte gilt in gleichem Maasse bezüglich der im 

 Mischkölbchen auftretenden Verdunstung während der Mischung und 

 Übertragung des Blutes. Die Wasserdampfabgabe hängt in erster 

 Linie von der Grösse der verdunstenden Oberfläche und von der 

 Temperatur ab, dann aber auch von dem Feuchtigkeitsgehalt der 

 Luft, vom Barometerstande und vielen anderen Faktoren zweiten 

 Grades. 



Nach meinen Beobachtungen, die ich mit einer Flüssigkeitsmenge von 

 5018 mg — in diesem Falle destilliertem Wasser — in einem kleinen offenen 

 Porzellantiegel von 22,5 mm mittlerem inneren Durchmesser anstellte, betrug die 

 Verdunstung bei 776 mm Barometerstand, einer Arbeitstemperatur, die zwischen 

 15,6 ° und 16,7 ° C. schwankte, und einem mittleren Feuchtigkeitsgehalt der Atmo- 

 sphäre von 62 °/o relativer Feuchtigkeit im geschlossenen Wagenkasten bei un- 

 bewegter Luft nach 2 Minuten = 1,8 mg 

 »• "* „ = oß „ 

 5 = 44 



Berücksichtigt man noch, dass die gesamte Manipulation der 

 Blutübertragung aus den Pipetten in das Mischkölbchen, die Mischung 

 im Kölbchen selbst sowie die Übertragung von dort auf die Zähl- 

 kammer vermittels einer Übertragungspipette einen Zeitraum von 

 €a. 10 Minuten beansprucht, andererseits die Verdunstung noch durch 

 mehrmaliges Einblasen in das Kölbchen sowie durch höhere Aussen- 

 temperaturen erheblich vermehrt wird, so ist anzunehmen, dass 

 von 5g Flüssigkeit mindestens 20 — 25 m g , d. h. 0,4 — 0,5 % 

 des ursprünglich im Mischkölbchen vorhanden gewesenen Gesamt- 

 volumens der gemischten Flüssigkeit, verdunsten. 



Hiermit dürfte wohl die Beweisführung erbracht sein, dass beim 

 Arbeiten nach der B ü r k e r ' sehen Methode stets mit dem Auftreten 

 der beiden vorher erwähnten Fehlerquellen, nämlich mit den variablen 

 in den Pipetten verbleibenden Flüssigkeitsresten und mit der Ver- 

 dunstung grösserer Mengen Wasserdampfes, zu rechnen sein wird. 



Ferner macht sich auch bei diesen Pipetten das Fehlen der 

 Hilfsteilungen unangenehm bemerkbar, so dass ein Ab- 

 sätzen der jeweilig eingesogenen Flüssigkeiten erschwert ist, wenn 

 man die Einstellung des Meniskus nicht genau in der Höhe der 

 Mare vornehmen kann. 



