482 K. Stern: 
mit Zinksulfat gefülltes Röhrchen taucht und der mit Knopscher Lösung oder 
Leitungswasser befeuchtete Faden direkt in den Boluspfropfen eingeknetet ist, 
so trocknen diese Fäden sehr leicht aus, was ihren Widerstand erheblich verändert 
und saugen leicht Zinksulfat nach. Ich habe deshalb doppelwandige Elektroden 
benutzt, die folgendermaßen gebaut sind (Abb. 3). Ein etwa 6cm langes Glas- 
röhrehen von 3 mm lichter Weite ist unten mit aufgebundener Schweinsblase 
verschlossen und mit konzentrierter Zinksulfatlösung gefüllt, 
in die ein amalgamierter Zinkstab taucht, der mittels eines 
Korkplättehens am oberen Ende des Röhrchens gehalten wird 
und eine Messingklemmschraube zur Aufnahme der Zulei- 
tungsdrähte trägt. Über das obere Ende dieses Röhrchens 
ist ein Stück Gummischlauch von etwa l cm Länge gezogen. 
Ein zweites Röhrchen von etwa 10 mm lichter Weite und 
6cm Länge ist an seinem unteren Ende in ein kurzes capil- 
lares Stück ausgezogen, durch das ein Baumwollfaden ge- 
zogen ist, den ich meist durch einen lockeren Knoten inner- 
6 halb des Glasröhrchens befestige. Über das Ende des Röhr- 
chens ist ebenfalls ein Gummischlauch gezogen. Nunmehr 
wird das weite Glasröhrchen etwa zu einem Drittel mit 
Knopscher Lösung gefüllt und durch Eintauchen in ein mit 
dieser Lösung gefülltes Becherglas so erhalten. Dann wird 
das enge Röhrchen hineingeschoben, und zwar so, daß der 
Gummiring an seinem oberen Ende sich halb über, halb 
unter dem oberen Ende des weiten Röhrchens befindet. 
sch Schließlich wird rasch der Gummischlauch des äußeren 
Röhrchens um einige Millimeter nach oben gedrückt, wobei 
er sich fest an den Gummiring des inneren Röhrchens anlegt 
und dadurch das Innere des weiten Röhrchens vor dem 
Eindringen von Luft schützt. Jetzt kann man das Ganze 
aus dem DBecherglas herausnehmen, ohne befürchten zu 
müssen, daß die Knopsche Lösung ausfließt, da, sowie einige 
Tropfen abgetropft sind, die Luft in dem oberen Teil des 
Röhrchens verdünnt wird und infolgedessen der Überdruck 
der Außenluft ein weiteres Austropfen verhindert. Die Saug- 
kraft des Fadens dagegen reicht hin, um den Faden stunden- 
lang feucht zu erhalten. Die Elektroden werden in Kork- 
plättchen gesteckt und diese an Stativen befestigt. Die beiden 
Gummischläuche werden zweckmäßig mit Fett gegeneinander 
Abb. 3. B-Bindiaden, gedichtet. Indessen haben sich auch diese Elektroden als 
Gl=Glas, Gu=Gummi, nicht völlig geeignet erwiesen. Vor allem ist bei allen Faden- 
K=Korkplättchen, jektroden der Kontakt mit dem Gewebe, wenn auch besser 
Sch=Schweinsblase, : & i : - 
Zeymkstäbchen. wie bei metallischen Elektroden, so doch keineswegs in auf- 
einander folgenden Versuchen und im Verlauf eines Versuches 
völlig gleichbleibend und dadurch kommen oft erhebliche Schwankungen des 
Übergangswiderstandes zwischen Gewebe und Elektrode zustande. 
Bei weitem die besten Resultate erhielt ich mit Flüssigkeitselektroden. Solche 
sind in der tierischen Physiologie zum erstenmal von Munk, später von Bethet) 
angewendet worden. Ich bediente mich einer von Bethe konstruierten Form 
(Abb. 4), die durch Abklemmen bzw. Öffnen von Hähnen es gestattet, den Strom 
bald durch das Gewebe, bald durch eine Flüssigkeitsröhre zu schicken und dadurch 
die Elektroden während eines Versuches auf Unpolarisierbarkeit zu prüfen und 
!) ef. Schwarz, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 138, 494. 1911. 
