146 Viktor Weizsäcker: 



der ganze Apparat, aus Glas und ist in das Gefäss P eingeschliffen. 

 Das Blut wird V2 — 1 cm hoch mit Paraffinunm liquidum über- 

 schichtet (p). Dass dies einen Schutz gegen 3 -Austausch mit der 

 Luft gewährleistet, wurde in drei übereinstimmenden Versuchen fest- 

 gestellt. 



Unter der Wasserstrahlpumpe bei 40 ° ausgepumptes Blut wurde 

 in blindem Versuch (ohne Herz, statt dessen selbsttätiger Rührer in 

 K) mehrere Stunden in der Kanüle unter Paraffin belassen und so- 

 dann analysiert. Es ergab sich, dass der Abschluss nicht vollkommen 

 ist, dass der Fehler aber weniger als 1 °/o beträgt. Dasselbe wurde 

 für die Kohlensäure festgestellt. 



Die Durchmischung der 5 ccm Blut erfolgte anfangs durch einen 

 selbsttätigen Glasrührer in h. Es zeigte sich später, dass die Herz- 

 tätigkeit vollkommen genügte, diese Durchmischung aufrechtzuhalten. 

 Stets wurden die ganzen 5 ccm analysiert, so dass geringe Ungleich- 

 heiten keinen Fehler machten. 



Das Quecksilbermanometer als Arbeitsmesser konnte auch als 

 „einschenkliges Manometer" verwendet werden, wenn nämlich sein 

 dem Herzen zugewandter Spiegel in dem Gefässe h stand, wie dies 

 in der Figur gezeichnet ist. Die Niveauänderang dieses Spiegels 

 bei der Kontraktion war dann praktisch zu vernachlässigen. Der 

 geringe dadurch entstehende Fehler wirkt im Sinne der Verkleinerung 

 der wahren Arbeit. Die Berechnung der Arbeit einer Kontraktion 

 erfolgt dann nach der Formel: 



Dabei ist r% der Manometerq.uerschnitt, a = spez. Gewicht von 



(7 



Hg, li x = —r-- + h in Millimeter entsprechend den Angaben der 



lo,o 



Figur , 7^ 2 = Exkursion des Schreibhebels + \ in Millimeter. Die 

 Exkursionen der Fahne sind nach unten gerichtet. 



Natürlich ist bei geringerer Füllung mit Quecksilber das Mano- 

 meter auch als zweischenkliges zu gebrauchen. Bei gleicher Ex- 

 kursion und gleichem Anfangsdruck ist die Arbeit dann doppelt so 

 gross wie bei einschenkliger Anordnung. Der Durchmesser des 

 Manometers betrug bei verschiedenen Apparaten 3 — 5 mm. Seine 

 Füllung und damit der den Ventrikel belastende Druck, genauer 

 die zwischen Innen- und Aussenfläche bestehende Druckdifferenz 

 wurde von dem Reservoir B aus durch eine Schraube reguliert. 



