Respirationsversuche am Menschen im nüchternen Zustand etc. 201 



J a q u e t konstruierten Apparates gebaut ist. Er gleicht dem von Speck 1 ) vor 

 ca. 30 Jahren benutzten; er hat die gleichen Vor- und Nachteile wie ein Zuntz- 

 Geppert' scher Apparat. Als Aufnahmebehälter für die Exspirationsluft dient 

 ein genau geeichtes Spirometer mit zylindrischer Glocke von 150 Liter Inhalt, 

 die über Wasser abgesperrt ist. Die grösste Fehlerquelle bei solchen Apparaten 

 liegt bekanntlich darin, dass bei verschiedenen Höhen der Spirometerglocke die 

 Druckverhältnisse sich ändern. Dieser Fehler wird in unserem Apparat durch 

 ein sehr genau konstruiertes exzentrisches Rad, über das das Gegengewicht der 

 Glocke läuft, beseitigt. Zur Regelung der Zu- und Abfuhr der Luft von der 

 Versuchsperson verwendeten wir anfangs Metallventile, dann Müll er 1 sehe 

 Wasserventile, da diese einen sicheren Abschluss gewähren und eine genauere 

 Kontrolle gestatten. Der Anschluss der Versuchsperson an die Leitung erfolgte 

 durch ein Kautschukmundstück, das durch eine elastische Binde am Munde fixiert 

 wurde. Den Nasenverschluss machten wir anfangs wie in den Zuntz' sehen 

 Versuchen mit einer Klemme. Später zogen wir es vor, die Nasenlöcher mit 

 feuchter Watte zu verschliessen. Mit Leukoplaststreifen lässt sich darüber be- 

 quem und sicher ein luftdichter Abschluss erzielen. 



Zur Berechnung sei erwähnt, dass die Luft im Spirometer als mit Wasser- 

 dampf gesättigt angesehen werden musste. 



Zur Kontrolle des Apparates diente eine kleine Lampe, die mit Petroleum 

 gefüllt war, dessen Zusammensetzung folgende Werte ergab. 



0,1122 g liefern 0,3527 g CO, + 0,1398 g ILO. Die Köntrollversuche gaben 

 folgende Werte. 



Tabelle I. 









Durch- 



COo 



CO., 





Datum * 



Dauer 



geflossene 

 Luft 



gefunden 



berechnet 



Fehler 









Liter 



g 



er 



o 



g 



Nov. 1910 . . 



19' 



05" 



150 



1,90 



1,50 



+ 0,40 



21. April 1911 



9' 



00" 



150 



0,990 



1,080 



— 0,09 



25. ., 1911 



26' 



56" 



150 



2,58 



2,70 



— 0,12 



29. Nov. 1911 



30' 



00" 



150 



1,37 



1,49 



— 0,12 



Wie aus der Tabelle ersichtlich, ergeben die Kontrollen gut übereinstimmende 

 Werte. Zu ihrer Beurteilung darf natürlich nicht eine prozentuale Berechnung 

 angewendet werden. Nach diesen Zahlen kommt die Genauigkeit unseres Apparates 

 derjenigen anderer Apparate (Jaquet, Tiger stedt) gleich. 



Die bei einzelnen auch hier verwerteten Versuchen gebrauchten Apparate 

 waren der von Tigerstedt und Sonden 2 ) und der von Jaquet 3 ) in der 



1) Speck, Physiologie des menschlichen Atems nach eigenen Unter- 

 suchungen. 1892. 



2) Sonden und Tigerstedt, Untersuchungen über die Respiration und 

 den Gesamtstoffwechsel des Menschen. Skandin. Arch. f. Physiol. Bd. 6 S. 1. 1895. 



3) Jaquet, Ein neuer Apparat zur Untersuchung des resp. Stoffwechsels 

 beim Mens.chen. Verhandl. der naturforsch. Gesellsch. Basel Bd. 15 S. 252. 1903. 



