Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 395 



Seit einiger Zeit mit der Untersuchung des Blutdruckes in den 

 kleinen Gefässen der menschlichen Haut beschäftigt, war es mein 

 Bestreben, mich dabei einer Versuchsanordnung zu bedienen, die 

 eine möglichst genaue Messung gestattet und die Vorteile aller 

 bisher angewendeten Apparate in sich vereinigt. 



Von diesem Gesichtspunkte aus war ich bemüht, einen handlichen 

 und jederzeit gebrauchsfertigen Apparat zu konstruieren, den ich als 

 Ochrometer (von wxgog blass) bezeichnen möchte. 



Ich habe denselben bei der letzten Tagung der Deutschen 

 physiologischen Gesellschaft in München demonstriert, inzwischen 

 aber bei Fortsetzung meiner Untersuchungen so weitgehend verändert 

 und, wie ich glaube, verbessert, dass eine vollständig neue Be- 

 schreibung angezeigt sein dürfte. 



Beschreibung des Apparates. 



Der Apparat besteht aus einer starken Messingplatte a (Fig. 1 a), 

 die etwa 3 cm über einem Brettchen b befestigt ist. In derselben 

 sind zwei runde Gläser c x und c 2 von je 2 cm Durchmesser luft- 

 dicht eingekittet. Unter den Gläsern sind zwei unten offene 

 Kästchen d t und d 2 luftdicht aufgeschraubt. Fig. 2 zeigt eines 

 dieser Kästchen von unten gesehen, Fig. 3 einen Querschnitt 

 durch dasselbe. Jedes Kästchen besteht aus einem elliptischen 

 Messingblech von 3 mm Stärke, in welchem zwei Löcher eingeschnitten 

 sind, ein grosses Loch l mit einem Durchmesser von 20 mm und 

 ein kleines Loch e mit 3 mm Durchmesser. Seitlich sind zwei 

 5 mm breite Streifen von Messingblech f x und f 2 angelötet, die so 

 gebogen sind, dass sie sich dem Bande des elliptischen Bodens an- 

 passen. Die untere, offene Seite ist überzogen mit Goldschlägerhaut g, 

 die durch Behandlung mit Glycerin recht weich gemacht wurde. 

 Zur Befestigung der Membran dient eine Rinne h, welche seitlich 

 in das 3 mm starke Blech eingefeilt ist, und um den ganzen Rand 

 herumläuft. Mit Hilfe dieser Rinne lässt sich das Kästchen nach 

 Art einer M a r e y ' sehen Kapsel mit der Goldschlägerhaut verhältnis- 

 mässig leicht überziehen. Durch das Anbringen der Membran entsteht 

 ein nach allen Seiten abgeschlossener Hohlraum, der nur durch die 

 beiden Löcher l und e mit aussen kommuniziert. 



Beide Kästchen sind nun so an die Platte a angeschraubt, dass 

 das Loch l jedes Kästchens gerade mit dem Fenster c x resp. c 2 zu- 

 sammentrifft, so dass man durch das Glas c hindurch direkt auf 



