398 Adolf Basler: 



geschoben, dass sie sich unmittelbar berühren. Und hierzu dient 

 die ganze übrige Einrichtung (Fig. 1) des Apparates. 



Ungefähr 5 cm über der Platte a ist eine zweite Platte p von 

 derselben Grösse angebracht. Auf ihr sind in einem Gehäuse aus 

 Messing q zwei Fresnel'sche Prismen r x und r 2 montiert, welche 

 die Strahlen, die in ihre untere Fläche eintreten, so zusammenbrechen, 

 dass sie, an der oberen Fläche unmittelbar aneinander anstossend, 

 heraustreten. Diesen Gläsern entsprechend sind in der Platte jp zwei 

 Öffnungen s x und s 2 angebracht. Der Teil eines Gesichtsfeldes, der 

 also unter dem Loch s x liegt, stösst nach dem Austritt der Strahlen 

 aus der oberen Fläche der Fresnel' sehen Prismen direkt an den 

 unter dem Loch s 2 liegenden Teil des anderen Objektes. 



Zum Schluss ist über dem Ganzen ein Tubus t angebracht, der 

 an seinem oberen Ende mit einem ziemlich engen Diaphragma v 

 verschlossen ist, durch das bei der Untersuchung hindurch gesehen 

 wird. Diese Einrichtung hat den Zweck, einmal das von oben auf- 

 fallende Licht, das an der oberen Fläche der Prismen reflektieren 

 würde, abzuhalten, andererseits dem Auge eine Stellung aufzuzwingen, 

 die genau senkrecht über der Berührungslinie der beiden Fr es n ei- 

 schen Prismen liegt. 



Um das Auge in die Entfernung bringen zu können, wie es 

 seiner Refraktion entspricht, ist der Tubus t ausziehbar. Eine 

 weitere Optik ist entbehrlich. Alle zuletzt beschriebenen Teile sind 

 wie der ganze Apparat aus Messing hergestellt und an der Innen- 

 fläche schwarz gebeizt. 



Von grosser Bedeutung ist eine möglichst gute Beleuchtung der 

 beiden sichtbaren Fingerflächen. Diesem Zwecke dient ein an der 

 hinteren Seite des Apparates angebrachter Spiegel w, der sich 

 mittels der Schraube w x um eine nahe an dessen unterem Rand 

 liegende horizontale Achse drehen lässt. Auf dem Längsschnitte 

 (Fig. 1 d) ist natürlich nur die Projektion dieses Spiegels auf die 

 Schnittebene darstellbar und deshalb nur punktiert angedeutet. 



Um den Druck im Inneren der Kästchen erhöhen und gleich- 

 zeitig seine Stärke ablesen zu können, ist noch eine besondere Ein- 

 richtung vorhanden. Die zur Druckmessung notwendigen Quecksilber- 

 manometer u t und u 2 (Fig. 5) sind zur bequemeren Aufstellung 

 beide zusammen auf einem Holzbrettchen montiert. Sie sind mit 

 einer Skala versehen und brauchen, da der zu bestimmende Druck 



