Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 399 



nie gross ist, nicht höher zu sein als 10 cm. Zu genauen Messungen 

 empfiehlt es sich, Wassermanometer zu verwenden. 



Der eine Schenkel der Manometer ist jeweils durch einen Gummi- 

 schlauch mit dem T-Rohr x x resp. x 2 verbunden, das auf der gegen- 

 überliegenden Seite durch einen zweiten Gummischlauch und das 

 Ansatzrohr i x resp. i 2 (Fig. 1 b und 5) mit dem Hohlraum des 

 Kästchens d kommuniziert. Durch die beiden Gummigebläse y 1 und 

 y 2 wird der Druck hergestellt, Um nach dem Gebrauch die ein- 

 gepumpte Luft wieder entfernen zu können, wurden in die Schlauch- 

 leitungen zwei T- Hähne g x und s 2 eingeschaltet. 



Fig. 5. 



Soll eine Bestimmung mit dem beschriebenen Apparat vor- 

 genommen werden, dann werden, wie schon erwähnt, zwei Finger 

 unter die Membranen geschoben. 



Hierauf legt man durch leichtes Drücken an beiden Gummi- 

 gebläsen die Goldschlägerhäutchen dicht an. Dabei muss gerade so 

 viel Luft hineingeblasen werden, dass zwar die Membranen nach 

 abwärts gehen, aber kein Überdruck entsteht, was sich an der Ein- 

 stellung des Manometers erkennen lässt. 



Nun wird bei gleichzeitiger Beobachtung durch den Tubus t 

 (Fig. 1) der eine der beiden Finger durch Erhöhung des Luftdruckes 

 so lange komprimiert, bis seine Haut gerade heller zu werden beginnt 

 als die des anderen Fingers. Durch Ablesen des vom Manometer 

 angezeigten Druckes erhält man so denjenigen Druck, der gerade 

 etwas grösser ist als der in den am leichtesten kompressiblen Ge- 



fässen der Haut herrschende. 



28* 



